208 SHzunfi der math.-phys. Clause vom 1. März 1884. 
dünnte Schwefelsäure durch concentrirte Zinkvitriollösung 
ersetzt wurde. 
Von den bisher für Messungen von Potentialdifferenzen 
angewandten Daniellelementen entspricht den hier gestellten 
Bediugnngen am meisten das von Raoult^), weniger das 
von L o d g e ®) , welches eine verdünnte Zinkvitriollösung ent- 
hält, und noch weniger geeignet für Normalelemente sind 
solche Combinationen, welche ein Diaphragma enthalten, wie 
das von Bu ff'^) vorgeschlagene Element. Alle aber behalten 
nicht auf die Dauer eine constante elektromotorische Kraft, 
wie sie gegenwärtig für die Zwecke elektrometrischer Mes- 
sungen verlangt wird, da bei allen eine allmähliche Diffusion 
der Flüssigkeiten eintritt. Ich selbst^) habe mich früher für 
Messungen , welche nach der Compensationsmethode ausge- 
führt wurden, ähnlich eingerichteter Normalelemente bedient; 
für elektrometrische Messungen reichten sie aber nicht aus 
und ich habe mich deshalb dazu bequemen müssen , die 
Normalelemente immer wieder neu zusammenziistellen. Für 
die Zeit, während welcher mau ununterbrochen am Elektro- 
meter zu beobachten pflegt , kann man sich dann auf die 
Constanz des Elementes verlassen. 
Immerhin ist das häufige Zusammensetzen und Aus- 
einandernehmen des Elementes eine Arbeit, welche man gern 
vermeiden möchte. Deshalb wurde das dauernd beisammen 
bleibende Zink-Quecksilber-Element von Latimer Clark®) 
mit Freuden begrüsst. Seine elektromotorische Kraft (1,457 
V olt) wurde bei verschiedenen nach der gegebenen Vorschrift 
ausgeführten Herstellungen des Elementes nahezu gleich ge- 
2) Ann. d. Chim. et de Phys. (4) 2, p. 345. 1864. 
3) Phil. Mag. (5) 5, p. 1. 1878. 
4j Ann. d. Chemie u. Phai-macie 85, p. 4. 1853. 
5) Wiedemann Annalen 5, p. 5. 1878. 
6) Proceed. of the Roy. Soc. of London 20 , p. 444 ; Beibl. 2, 
j). .')65. 1878. 
