W, V. Beetz: Normdielemente für elehtrometrische Messungen. 211 
"jqis einmal mit coucentrirter Kupfervitriollösung, das andere 
mal mit coucentrirter Zinkvitriollösung zu der Consistenz an, 
welche zum Herstellen von Gypsabgüssen angewandt wird. 
Eine u-förmig gebogene Glasröhre von 4 mm Durchmesser 
und 22 cm Schenkellänge wurde zum Theil mit dem einen 
Brei und nachdem derselbe erstarrt war zum andern Theil 
mit dem anderen Brei angefüllt , so dass der eine Guss den 
anderen unmittelbar berührt, ln den Kupferbrei wiu-de vor 
dem Erstarren ein Kupferdraht, in den Zinkbrei ein Zink- 
draht gesteckt. Der obere Theil jedes Schenkels wui’de vom 
Gypsguss befreit und mit Paraffin angefüllt. 
Von so hergerichtetem trockenen Daniellelementen 
wurden mehrere Exemplare mit einem mit concentrirten 
Lösungen von Kupfer- und Zinkvitriol zusammengesetzten 
Daniellelemente verglichen , auf die Einwirkung von Teni- 
peraturveränderungeu und auf die des Stromschlusses geprüft. 
Wenn die elektromotorische Kraft des mit Flüssigkeiten ge- 
bildeten Elementes = 1 gesetzt wird, so ergab sich die von 
3 verschiedenen trockenen Elementen (I, II und 111) an ver- 
schiedenen Tagen gemessen 
I 
II 
III 
0,996 
0,993 
1,000 
0,998 
0,996 
0,996 
1,000 
0,999 
0,993 
0,998 
0,998 
im Mittel: 0,998 0,996 0,997. 
Die Temperatur schwankte bei allen diesen Beobacht- 
ungen nur um wenige Grade ; die geringen scheinbaren 
Unterschiede in der elektromotorischen Kraft der trockenen 
Elemente sind auch wohl zum Theil in kleineren Abweichungen 
in der Kraft der Flüssigkeitselemente zu suchen, welche jedes- 
mal frisch zusammengesetzt waren. Durchschnittlich ist aber 
das trockene Element um ein Geringes schwächer , als das 
14 * 
