W. V. Beetz: Normalelemente für elelctrometrische Messungen. 213 
Die Einwirkung des Stronischlusses ergiebt sich aus fol- 
genden mit den Elementen I, II und III angestellten Ver- 
suchen. Das Element wurde in sich auf eine nachstehend 
angegebene Zeit geschlossen, dann geöffnet und die Potential- 
differenz gemessen. Dadurch erhält man freilich nicht den 
tiefsten Werth, welchen die Potentialdifferenz erreicht hatte, 
weil dieselbe schon während der wenigen Secunden , welche 
die Messung beansprucht, wieder zunimmt; aber man erhält 
denjenigen Werth, um den es sich bei den Messungen eben 
handelt. 
Die Elemente I und III wurden durch einen Schluss 
von der Dauer einer halben Minute fast gar nicht beein- 
flusst; das Element II sank dadurch von 1,000 auf 0,997, 
erholte sich aber auch schnell wieder vollkommen. Längere 
Schlüsse brachten folgende Veränderungen hervor: 
I 
0,998 
II 
1,000 
nach 10 
Minuten 
0,991 
nach 
1 
Stunde 
0,994 
„ 35 
n 
0,988 
15 
Stunden 
0,988 
, 14>/2 
Stunden 
0,975 
20 
» 
0,988 
0,996 
0,993 
nach 1 5 
Stunden 
0,986 
nach 
15V2 
Stunden 
0,987 
5 Minuten 
offen 
0,994 
y> 
24 
0,986 
n 
39 
0,987 
5 Minuten 
offen 
0,994 
III 
1,000 
nach 15 Minuten 0,996 
, 50 , 0,994 
„ 17 Stunden 0,989 
5 Minuten offen 0,992 
