Tr. V. Beetz: Normalelemente für elektrometrische Messungen. 215 
Innenwand des Glasrohres, welches die Säule enthält, Neben- 
schliessungen. Bei der Wasserbatterie kommen so plötzliche 
Veränderungen nicht vor, aber allmählich, wenn auch sehr 
langsam, nimmt die PotentialdifFerenz ihrer Pole ab. Fehler 
in den Messungen können dadurch nicht entstehen, die Aus- 
schläge des Elektrometers werden aber nach und nach kleiner 
und, abgesehen davon, dass man das verdunstete Wasser hin 
und wieder ergänzen muss , muss auch die ganze Batterie 
zuweilen auseinander genommen und von Oxyd- und Carbonat- 
niederschlägen gereinigt werden. Ich fand die elektromoto- 
rische Kraft eines frischen, mit Brunnenwasser geladenen 
Zinkkupferelementes = 0,992 Volt, nach 12 Stunden, wäh- 
rend deren das Element geöffnet blieb , war dieselbe auf 
0,934 Volt gesunken. Von den Elementen, welche meine 
Wasserbatterie bilden, und die nun schon über ein Jahr bei- 
sammen stehen , wurden drei untersucht. Sie zeigten die 
Potentialdifferenzen 
0,838 Volt. 
0,678 „ 
0,724 , 
also im Mittel: 0,743 „ 
Die trockenen Danielleleniente können bequem zu einer 
Batterie zusammengestellt werden, welche keiner Auffüllung 
bedarf, und auf welche Temperatur und Feuchtigkeit ohne 
Einfluss sind. 
Da der Wiederstand der Elemente hier gleichgültig ist, 
so können dieselben sehr klein gemacht werden. Ich habe 
Glasröhren von 8 cm Länge und 5 mm Durchmesser zur 
Hälfte mit dem mit Kupfervitriollösung, zur anderen mit 
dem mit Zinkvitriollösung angerülirten Gypse gefüllt , und 
in die betreffenden Mischungen jedesmal einen Kupfer- und 
einen Zinkdraht gesteckt, welche aneinander gelöthet waren, 
wie aus umstehender Figur ersichtlich ist. Die Röhreuenden 
