282 
Sitzun:/ der math.-jjhi/s. Olasse com 5. Juli 1884. 
fläche geschnittene kreisförmige dünne Platte auf ihre Bie- 
gung nach möglichst vielen verschiedenen Richtungen zu 
untersuchen. Denn selbst wenn deren Biegung nicht direct 
den Elasticitätscoefticienten zn berechnen gestatten sollte, so 
müssen doch die Grössen der Biegungen , welche sich bei 
gleichen Belastungen ergeben, wenn die Platte durch Dreh- 
ung in ihrer Ebene nach einander in verschiedenen Rich- 
tungen gebogen wird, einen Schluss auf die Symmetrie der 
den vemchiedenen Richtungen entsprechenden Elasticitätsver- 
hältnisse gestatten. 
Ich bemühte mich daher, den von Koch und W ar- 
h u r g construirten Apparat so zu modificiren , dass er auch 
für die Untersuchung kreisförmiger Platten zu verwenden 
wäre, und liess ein derartiges Instrument vor zwei Jahren 
durch Herrn B r e i t h a u p t in Kassel für dtis mineralogische 
Institut der Universität Strasshurg ausführen. Mit diesem 
stellte seitdem Herr Dr. Becken k a m ]) eine Reihe von 
Vorversuchen an , welche noch zu verschiedenen Verbesse- 
rungen des Apj)arates führten. Derselbe besteht in seiner 
jetzigen Gestalt, in welcher Herr Breithaupt vor Kurzem 
ein zweites Exemjflar an das hiesige mineralogische Institut 
lieferte , aus einem beiderseits unterstützten , sehr starken 
Stahlstal)e, auf Avelchem die zum Tragen der Platte be- 
stimmten Schneiden ruhen, und der ausserdem das Mikroskop 
zur Beobachtung der Interferenzstreifen trägt. Dieses Mikro- 
skop kann nun aus der horizontalen Stellung in die verticale 
gebracht und mittelst zweier Mikrometerschrauben um 4 cm 
parallel und senkrecht zu der Richtung, in welcher die Bie- 
gung erfolgt, verschoben werden; dadurch ist es möglich, die 
Ränder der Platte einzustellen und ihre symmetrische Lage 
zu den Schneiden zu controliren.^) 
1) Ausserdem gestattet der Apparat noch andere Vei'wendungen, 
z. B. durch Anbringung eines einfachen drehbaren Tisches über den 
