Pfeiffer: PJIectr. Leilumjsfähitjkeil des kohlen sauren TFrt.s.sers etc. 295 
Apparate. 
Die Witlerstaiiclsbestimmungen geschahen nach der be- 
kannten Kohlransch’schen Methode mit Wechselströmen.^) 
I. Zur Erzeugung der alternirenden Ströme diente der 
von Kühlransch angegebene S i n n s i u d u c t o r -) , der von 
dem an citirter Stelle beschriebenen nur darin abweicht, dsiss 
er eine Belastung bis zu 30 Kilogramm zuliess , so dass die 
Tourenzahl des Magneten bis zu ca. 160 in der Secunde 
gesteigert werden konnte. Ein Bleigewichtssatz gestattete, 
die Belastung in Intervallen von 3 zi; 3 Kilogramm zu variiren. 
II. Als strommessendes Instrument benützte ich Kohl- 
rausch’s U n i f i 1 a r d y n a m o m e t e r. 
III. Die Ablesung der Ausschläge dieses Spiegelinstru- 
mentes geschah mit F ernrohr und Skala, welch’ letztere 
über 3 m vom Spiegel entfernt aufgestellt war. 
1) Pogg. Ann. 1-54:. 1875. p. 3. 
2) Pogg. Ann. JuLelb. p. 292. 
3) Pogg. Ann. 15. 1882. p. 556. 
