296 
Sitzunq der math.-ph;/s. Classe vom 5. Juli 1884. 
IV. Die Widerstaiidsniessiingen wurden nach der Wheat- 
stone’schen Brückenmethode mit Hilfe der g’rossen Siemens’- 
sehen Brücke durchgeführt. Das Schema, nach dem die j 
Messungen vorgenommen wurden, ist aus Figur 1 ersichtlich; * 
J bezeichnet die 4 hintereinander geschalteten Rollen des 
Sinusinductors, f den festen Multiplicator und 1 die aufge- 
hängte Rolle des Dynamometers D. q, r und R sind die 
Zweigwderstände der Siemens’schen Brücke, W der zu mes- 
sende Flüssigkeits widerstand. Der Stromschlüssel a blieb 
fortwährend geschlossen, da die Erwärmung bei den au sich 
schwachen Strömen und bei den in meinem Fall vorkom- 
menden, meist sehr grossen Widerständen nicht in Betracht 
kam. Wegen des grossen Betrags dieser letzteren musste 
bei allen Widerstaudsmessungen (die Capacitätsmessungen 
[s. unten] mit Essigsäure ausgenommen) das Verhältnis 
Q _ 100 
r ~ 1000 
genommen und daher auf den Vorteil der Gleichheit von q 
und r verzichtet werden. In dem zur Rolle 1 führenden 
Brückenzweig befand sich der Commutator C zum bekannten 
Zwecke der Präcisirung der Widerstandsmessung, indem nicht 
die der Beziehung 
? _ R 
r W 
entsprechenden Werte R durch die Nullstellung des Dynamo- 
meters ermittelt, sondern für ein zu gi'osses und zu kleines R I 
je die zwei den beiden Commutatorstellungen entsprechenden | 
Ablenkungen abgelesen wmrden. 
Vor Anwendung der Siemens’schen Brücke als Mess- | 
apparat musste untersucht werden, 1. ob sie für die bei An- ] 
Avendung von Wech.selstromen auftretenden Spannungsdiffe- < 
renzeu noch genügend i-solirte und 2., ob die Selbstinduction j 
