Pfeiffer: FAectr. Leitu»f)f<fähi(/1ieit des kohlensanren IFassery etc. 297 
der Rollen nicht störend wirkt, wenngleich dieselbe bekannt- 
lich bei den Sieinens’scben Rheostaten durch bifilare Wicke- 
lung der Rollen möglichst vermieden ist. Dies geschah in 
der Weise, dass ich einen bestimmten, von Selbstindnction 
gewiss freien Widerstand einmal mit alternirenden Strömen 
lind Dynamometer , das andere Mal mit constantem Strom 
lind Galvanometer beobachtete und die Resultate verglich. 
Als zu bestimmenden Widerstand wählte ich Zinkvitriol- 
lösnng mit Electroden von amalgamirtem Zink, da hier be- 
kanntlich bei nicht zu starken Strömen keine Polarisation 
auftritD), also die W iderstandsmessnng auch mit constantem 
Strom ausgeführt werden kann. Diese Flüssigkeit wurde in 
der Weise hergestellt, dass concentrirte Zinkvitriollösung mit 
Zinkcarbonat gekocht wurde , um die freie Säure zu ent- 
fernen , und dass dann nach Entfernung des Zinkcarbonats 
initteLst Filtration diese concentrirte Lösung mit Wasser so 
lange verdünnt wurde, bis sich mittelst des Pyknometers das 
specifische Gewicht 1,285 ergab, welchem Gehalt bei 18” 
das Maximum der Leitungsfähigkeit zukonimt.^) Als Wider- 
standsgefäss wählte ich eine über 1,5 in lange, im Innern 
ca. 11,3 []]nini Querschnitt besitzende Glasröhre, welche von 
5 zu 5 cm geteilt und mit Quecksilber calibrirt war. Die 
untere der beiden , die Glasröhre knapp ausfüllenden Zink- 
electroden war fest eingekittet , die obere mittelst eines an- 
gelötheten Drahtes verschiebbar. Auf diese Weise konnten 
Widerstände bis über 30,000 Siemenseinheiten erzielt werden ; 
ich wählte den zu untersuchenden Widerstand deshalb so 
gro.ss, um die Brücke unter ungefähr den nämlichen Beding- 
ungen zu jjrüfen, unter denen ich sie später zu benützen hatte. 
Bei der Messung war nun neben dem Dynamometer ein 
äusser-st empfindliches Wiedemann ’sches Spiegelgalvanometer 
1) Wiedemann, Galv. 1883, II, p. 794 ff. 
2) Wied. Ann. 6. 1879, p. 50. 
