298 
Sitzuiiij der maih.-jihi/s. Chinse roiii 5. Juli 1S84. 
aufgestellt und wurde unmittelbar naeheinander für die näm- 
liche Stellung der obern Electrude der Widerstand mit con- 
stantem Strom und Galvanometer, sow'ie mit Vv'^echselströmen 
und Dynamometer gemessen. Aus der Reihe von Vergleich- 
ungen greife ich ein ßei-spiel heraus , das die befriedigende 
Uebereinstiuinmng beider Messmethoden zeigt. Bei einem 
ungefähren Widerstand von 27000 Siemenseinheiten ergab 
sich die Leitungsfähigkeit obiger Lösung für 18'^ 
a) für constanten Strom = 438,9- 10 
b) für Wechselströme = 439,5 • 10 
Für gleiche Temperatur und gleichen Gehalt tindet sich 
nach Beetz 443 • 10~^ und 
nach Kohlrausch 452 • 10 
Hiermit ist die Anwendbarkeit der Brücke für Wechselströme 
erwiesen. 
V. Wi der s tandsge f äs s e. Einmal benützte ich für 
die geringeren Kohlensäuregehalte, die unter gewöhjilicheni 
Atmosphäi'endruck erzielt werden konnten , zwei Glasgef ässe 
nach Kohlrausch’s Angaben'), nämlich die an eben citirter 
Stelle mit Nr. 2 und 3 bezeichneten. Das Gefäss Nr. 3 
hatte eine kleine Abänderung erhalten , indem sein Boden 
einen kugelförmigen Glas- Ansatz nach innen trug , so dass 
zw'ischen diesem und der äussern Gefässw’and die untern 
Ränder der beiden platinirten Platinelectroden unveränder- 
lich festgelegt \varen, Avas eine Veränderung der Widerstands- 
capacität unmöglich machte. Wegen der Grösse meiner 
AViderstände benützte ich zuletzt fast ausschliesslich letzteres 
Gefäss. 
Andererseits bediente ich mich für Kohlensäuregehalte, 
zu deren Herstellung erhöhter Druck erforderlich war, zweier 
1) Wied. Ann. 6. 1879. p. 6 u. Taf. I. 
