Pfeiffer: FAectr. Leitiingsfähigfeit des Icolüensauren TFassej's etc. 303 
einem Glasge’fäss mit zwei nach oben und unten angesetzten 
Ca})illaiTÖliren, die Millimeterteilnngen tragen. Der Durch- 
messer im Lichten ist ca. 1,5 mm. Das untere Ansatzstück 
reiclit l>is nalie auf den Boden des Eisenklotzes, in den ein 
Glasgefäss 1) mit sorgfältig 
gereinigtem und getrock- 
netem Quecksilber einge- 
setzt ist. Das untere Ende 
des Manometers taucht etwa 
9 cm tief ins Quecksilber 
ein , mit dem eingesetzten 
Glasgefäss D erzielt man 
bessere Beinhaltung des 
(Quecksilbers, als wenn letz- 
teres direct in den Eisen- 
klotz gegossen wird. Das 
obere Ansatzstück hat eine 
Länge von ca. 00 cm, von 
denen 50 aus dem Messing- 
stück B hervor.sehen. Die 
Volumenbestimnumg des 
Gefässes sowohl, als die Ca- 
librirnng der beiden Capil- 
larröhreii geschah durch 
(Quecksilberwägung. Nach 
sorgfältiger Trocknung 
wurde das obere Ende zu- 
geschmolzen , das untere 
offene in Verbindung mit 
einer vorgelesten Chlorcaleiuniröhre über dem Eisenklotz A 
aufgestellt. Nachdem der Inhalt des Manometers die Zimmer- 
temperatur sicher angenommen hatte, wurde es in das (Queck- 
.silber eingesenkt und festgeschraubt. Gleichzeitig wurden 
die Zimmertemperatur Q und der Barometerstand b^ , in 
