Rubner: Calorimetrische Untersuchungen. 371 
Stelle des Platincylinders dünnwandige Glascylinder zair Auf- 
nahme der Substanz verwendet werden. 
Ich lasse sie in verschiedenen Weiten herstellen (je nach 
der Menge des zuzusetzenden Birasteins). Die Glascylinder 
schneidet man sich noch vor Verwendung mit einem Dia- 
manten (von der inneren Wandung aus) gehörig zu. Die 
Glascylinder werden durch eine am Boden des Mischers an- 
gebrachte höchst einfache V'^orrichtung gehalten. Ein Messing- 
blechcylinder wird aufgeschnitten und dann mit Erhaltung 
eines 1 cm hohen Randes drei nicht zu hohe Zinken ausge- 
.schnitten. In dem reifförmigen Ansatz des Mischers bekömmt 
dann dieser seinen Halt. Der reifförmige Ansatz ist durch- 
bohrt und besitzt eine Schraube, welche auf den Rand des 
die Zinlcen tragenden Messingcylinders drückt und diese be- 
liebig verstellen lässt. Von den Zinken wird die Glasröhre 
mit der Verbrennungsmischung gehalten, damit sie aber nicht 
zwischen denselben bis zum Boden des Mischers hinabgleite 
— denn gar zu fe.st dürfen die Zinken das Glas nicht fassen — 
stellt man einen kleinen Messingcylinder von 1 cm Höhe in 
den von den Zinken begrenzten Raum. Auf ersterem ruht 
alsdann die Kuppe des Glascyliuders. 
Ich habe niemals beobachtet, dass, wie man etwa denken 
könnte, ein Glasstück des Cyliiiders abspringt und dadurch 
der Versuch misslingt, vielmehr schi’eitet das Schmelzen des 
Glases gerade so fort , wie die Verbrennung der Substanz ; 
ergeben sich irgendwie Widerstände für das Entweichen der 
Gase , so bildet sich in dem schmelzenden Glase eine Blase, 
welche platzt, und so ohne einen Stoss zu erzeugen den 
Gasen den Austritt gestattet. Bei dem Zutretenlassen von 
Wasser zerfällt das Glas meistens in ganz kleine Stücke, so 
dass der Lösung des Chlorkaliums nichts im Wege steht. 
Stohmanu hat namentlich darauf aufmerksam gemacht, 
dass N-haltige Körper nur schwierig vollständig in COg, 
OH^ und N verbrennen , immer entsteht auch Geruch von 
24 * 
