Sitzunor am 3. März. 
4 =^ 
hat, an dem sich die zur Lagerung an dem Probekörper be- 
stimmten Spitzen befinden. Das andere Stängelchen trägt eben- 
falls zwei Spitzen, deren Verbindungslinie in die Längsrichtung 
des Stängelchens fällt. Die vier Spitzen bilden ein Quadrat 
miteinander, dessen Diagonalen 1 cm lang sind. Beide Stängel- 
chen sind um den Mittelpunkt dieses Quadrats drehbar gegen- 
einander gelagert. Das Instrument wird mit einem Bügel, der 
je nach Bedarf ausgewecbselt werden kann, an dem Probe- 
körper festgeklemmt. 
Zu Anfang eines Versuches gehen beide Stängelchen un- 
gefähr in der gleichen Richtung; während des Versuches drehen 
sie sich aber gegeneinander um den kleinen Winkel, der ge- 
messen werden soll. Zur Winkelmessung dienen kleine Spiegel, 
die an den Enden beider Stängelchen ähnlich wie beim Dre- 
hungsmesser von Martens stelzenförmig gegen die Stangen- 
enden gelagert sind. Die Einrichtung ist so getroffen, dafi 
sich beide Spiegel im entgegengesetzten Sinne drehen, womit 
der Fehler ausgeschaltet wird, der sonst wegen Drehungen 
des ganzen Instruments oder des Probekörpers, an dem es be- 
festigt ist, zu erwarten wäre. 
Die Hauptanwendung des Instruments besteht vorläufig 
darin, die Winkeländerungen und hiermit die Schubspannungen 
zu messen, die in einem auf Verdrehen beanspruchten Stabe 
von größerem Querschnitt an verschiedenen Stellen des Quer- 
schnitts hervorgerufen werden. 
(Erscheint in den Sitzungsberichten.) 
