Der Schubmesser. 
111 
das Ziel schließlich ganz befriedigend erreicht werden konnte, 
ungefähr wie eine ziemlich grob gebaute Dampfmaschine zu einem 
feinen Uhrwerk aus. 
Zum großen Teile ist übrigens der frühere Mißerfolg auch 
darauf zurückzufüliren, daß ich mir das Ziel damals zu hoch 
gesteckt hatte. Meine Absicht ging nämlich ursprünglich darauf 
hinaus, den Schubmodul G irgend eines Metalls mit Hilfe eines ge- 
wöhnlichen Zugversuches an einem aus diesem Metalle hergestellten 
Flachstabe zu ermitteln. In den um 45** gegen die Hauptzug- 
richtung geneigten Schnittflächen treten nämlich bekanntlich Schub- 
spannungen T auf, die halb so groß sind wie die Hauptspannung. 
Wenn es uns gelungen wäre, die Winkeländerung y genau genug 
zu messen, hätte man daher den Schubmodul G aus dem Zug- 
versuche entnehmen können. 
ln das Verdienst, das neue Gerät geschaffen und soweit ver- 
bessert zu haben, daß man unter gewöhnlichen Umständen brauch- 
bare Messungen damit ausführen kann , teilen sich zwei Labora- 
toriumsbeamte, der Konservator Herr Dr. Huber und der Werk- 
meister Herr Johann Mertel. Herr Mertel hatte sich schon vorher, 
insbesondere bei der Anfertigung von Dehnungsmessern in der von 
Martens angegebenen Bauart als ein sehr geschickter Mechaniker 
bewährt und Herr Dr. Huber hatte Gelegenheit, sich bei zahl- 
reiclien Versuchen der verschiedensten Art Erfahrungen über die 
Ausführung von Feinmessungen an elastisch veränderlichen Körpern 
zu sammeln. Die Vorbedingungen waren daher gegeben, um von 
einer verständnisvollen Zusammenarbeit beider Herren eine be- 
friedigende Lösung der gestellten Aufgabe erhoffen zu dürfen. 
Der erste Apparat, der aus dieser Zusammenarbeit hervor- 
ging, war zwar wiederum ein Mißerfolg, indem er ungefähr die- 
selben Mängel aufwies, wie der erste Schubmesser, den C. Klebe 
nach meinen Anregungen gebaut hatte. Es schien hiernach, als 
wenn die Aufgabe überhaupt nicht gelöst werden könnte. Aber 
die Herren Huber und Mertel ließen sich nicht abschrecken und ich 
gab gern meine Einwilligung dazu, daß sie ihre Bemühungen 
fortsetzten. Diese waren dann auch insofern von Erfolg gekrönt, 
als das neue Gerät wenigstens in allen Fällen, bei denen ein 
Gleiten der Befestigungsspitzen auf dem Probekörper nicht zu be- 
fürchten ist, insbesondere also bei der Anwendung zu Verdrehungs- 
