112 
A. Föppl 
versuchen, allen Anforderungen genügt, so daß die damit ausge- 
führten Messungen an Genauigkeit nicht hinter denen eines guten 
Dehnungsmessers zurückstehen. 
Die Ermittelung des Schubmoduls aus Zugversuchen läßt 
allerdings auch mit dem neuen Schubmesser immer noch zu wünschen 
übrig. Bei weichen Metallen, wie Kupfer, Flußeisen oder nicht 
zu hartem Stahl kann man zwar den Schubmodul auf diesem 
Wege mit befriedigender Genauigkeit ermitteln. Dagegen wollte 
es bisher noch nicht gelingen, eine brauchbare Messung für ein 
hartes Gußeisen durchzuführen. Der Grund für das verschiedene 
Verhalten ist darin zu erblicken, daß beim Zugversuche die unter 
45® gegen die Hauptrichtung geneigten Strecken nicht nur gegen- 
einander gedreht werden , sondern daß sie sich zugleich auch 
etwas dehnen. 
Um eine einwandfreie Messung der Winkeländerung y beim 
Zugversuche durchführen zu können, muß man daher verlangen, 
daß das Instrument solche Dehnungen gestattet, ohne daß die 
Angabe der Drehung dadurch gefälscht werden könnte. Die 
Längenänderungen, um die es sich dabei handelt, sind unter ge- 
wöhnlichen Umständen so klein, daß sie durch elastische Form- 
änderungen der beiden Hauptbestandteile ohne weitere Folgen 
an sich leicht ausgeglichen werden können. Dabei muß jedoch 
vorausgesetzt werden, daß die Befestigungspunkte des Schubmessers 
an dem Px-obekörper keine Verschiebung gegen diesen erfahren. 
An den Befestigungsstellen muß daher eine zur elastischen Form- 
änderung der Bestandteile des Instruments ausreichende Kraft 
übertragen werden können, ohne daß dabei die Spitzen, in denen 
die Berührung erfolgt, ins Rutschen kämen. 
Das ist eine Forderung, die nicht leicht zu erfüllen ist. 
Bei einem weichen Metall, wie insbesondere bei Kupfer, genügt 
es jedoch, wie der Erfolg lehrt, den Schubmesser durch Anziehen 
der Bügelschraube mit leichtem Druck an dem Probekörper zu 
befestigen. Die Spitzen setzen sich dadurch fest genug, um an 
dem Probekörper zu haften, so daß sie sich im Verlaufe des Ver- 
suches nicht dagegen verschieben können. Bei einem härteren 
Metalle muß man dagegen immer mit der Möglichkeit eines Glei- 
tens rechnen. Daß ein solches Gleiten zugleich auch mit einer 
von Zufälligkeiten abhängigen Drehung verbunden ist, sieht man 
