Der Schubmesser. 
115 
zu ermöglichen, ist der kleine Stahlbolzen, der nach beiden Seiten 
hin die Spitzen trägt, um die sich die beiden Stängelchen gegen- 
einander drehen können, federnd gelagert, wie aus dem Schnitte 
im untern Teil der Abbildung zu erkennen ist. 
Der Winkel 7, um den sich die beiden Stängelchen gegen- 
einander drehen, wird durch zwei Spiegel gemessen, die an beiden 
Enden nach Art des Dehnungsmessers von Martens stelzenartig 
einerseits gegen das eine Stängelchen und anderseits gegen zwei 
an den Enden des anderen Stängelchens angebrachte federnde 
Arme gestützt sind. Die Anordnung ist dabei so getroffen, daß 
eine Drehung der beiden Stängelchen um einen Winkel 7 zu ent- 
gegengesetzten Drehungen der beiden Spiegel führt. Hierdurch 
wird ähnlich wie beim Dehnung-smesser der Fehler ausgeschaltet, 
