116 
A. Föppl, Der Schubmesser. 
der andernfalls durch eine Drehung des ganzen Instruments oder 
des Probekörpers herbeigeführt würde, an dem es befestigt ist. 
Die Ablesung erfolgt mit Fernrohren, die in einem geeigneten 
Abstande von etwa 1,5 bis 2 m aufgestellt werden und mit denen 
man die Verschiebungen des Spiegelbildes eines feststehenden Mah- 
stabes abliest. 
Das aus Stahl hergestellte Instrument wiegt mit Einschluia 
der beiden kleinen Bügel, durch die die beiden Hauptbestandteile 
in der Mitte drehbar zusammengehalten werden und mit Ein- 
schluß der beiden Spiegel, jedoch ohne den großen Bügel, der 
dazu dient, das Instrument an dem Probekörper festzuklemmen 
und der je nach Bedarf ausgewechselt werden kann, rund 53 gr. 
Wenn das Instrument angebracht werden soll, stellt man die 
beiden Stängelchen zuerst gegeneinander fest, so daß sie sich 
nicht gegeneinander drehen können. Dazu dienen zwei kleine 
Stifte, die man durch die in etwa 35 mm von der Mitte beider- 
seits angebrachten und aus der Zeichnung ersichtlichen Löcher 
steckt. Nach dem Anlegen des Instruments zieht man diese Stifte 
wieder heraus. 
Etwaige Anfragen wegen Lieferung eines solchen Schub- 
messers und des Preises, zu dem er bezogen werden kann, wären 
an den Werkmeister des mechanisch-technischen Laboratoriums 
der Technischen Hochschule in München, Herrn Joh. Mertel zu 
richten. 
