( 20 ) 
(liaaiizaal te bezorgen, docli dit ^vay voor liet oogenblik aan te veel 
liezwareii onderhevig en er ^^'erd alleen getracdit door het aanbrengen 
buiten oni de pendule Aani eene tweede houten kast de teinperatuurs- 
schoininelingen te verminderen. 
Op de sterrenwacht was intusschen voor de nieridiaanwaarnemin- 
gen de registreermethode algemeen in gebruik gekomen. Daar het 
echter telkens gebleken was, dat de aanwezigheid eener strooinbreker- 
inrichting aan een uurwerk de regelmatigheid van zijnen gang ver- 
mindert, terwijl door ons gevonden was dat de vergelijking van twee 
pendules door seinen met de hand gegeven met groote nauwkeurig- 
heid kan geschieden 0, ’sverd de normaalpenduie van Hohwü niet 
tevens voor het registreeren ingericht, doch werd deze functie aan de 
pendule van Knoblich overgelaten. 
Nadat op 26 November 1877 de pendule nog even stil gehouden 
was om haar tikken beter gelijk te maken, heeft zij daarna onaf- 
gebroken doorgeloo})en tot Augustus 1898, toen Avederom van eene 
verbouAving Amn de meridiaanzaal gebruik AAmrd gemaakt om de 
pendule door den Heer HoHAAur te doen reinigen en herzien. 
Toen in December daaraanvolgend de pendule Aveder opgesteld 
Averd, Averd tevens gevolg gegeven aan het vroegere voornemen om 
haar uit de meridiaanzaal te veiwij deren en aan den pijler van den 
grooten refractor op te hangen. Ten einde echter de standvastigheid 
der temperatuur nog beter te Avaarborgen, werd door H. G. a^an de 
Sande Bakhüa'zen besloten in dien pijler in de groote vestibule der 
sterreiiAvacht eene nis te doen uithouAven en daarin de pendule te 
plaatsen. 
Sedert ruim 3 jaren hangt nu de pendule Hohavü N“ 17 op deze 
nieuAve plaats. Zij is daar even als in de vorige periode omgeven 
door eene dubbele houten kast en de nis zelve is door een glazen 
deur afgesloten. Hier zij reeds opgemerkt dat door deze inrichting 
op zeer volkomen Avijze liet doel bereikt is snelle temperatuursveran- 
deringen geheel uit te sluiten. 
2. In 1887 Averd door den Heer Wilterdink voor een bijzonder 
Tevens werd aan den slinger een spiegeltje aangebracht om de slingerAvijdte 
nauwkeuriger te kunnen bepalen. Zie : H. G. van de Sande Bakhüyzen, Verslag 
ran-den staat der sterrenwacht te Leiden 1876 — 1877, pag. 12. 
") Uit op een groot aantal dagen door de beide waarnemers Wilterdink 
en E. F. van de S.vnde Bakhüyzen onmiddellijk na elkander gegeven reeksen van 
vergelijkingsseinen, volgt als Midb. Fout der gemiddelde uitkomst van eene reeks 
van omstreeks 24 seinen, de variatie der constante fout gedurende een tijdsverloop 
van ongeveer eene maand ingeslolen, + 0^.0077. 
