f 670 ) 
gemakkelijk op den geweiisclileii dnik te worden gebracht. In het 
besproken ge\al geschiedden de proeven in een ander lokaal dan 
het cryogeeji laboi'atorinm en ^vas de bnisgeleiding tot 10 Meter 
lang. Niettegenstaande het vloeibare ethyleen dezen langen weg had 
af te leggen werd de instelling ^'an het bad op de gewenschte 
temperatnnr (bijv. van — 120°) vei'ki'egen binnen een uur nadat de 
pompen in het ciyogeen laboratorium in werking waren gesteld. 
Als temperatuuraanwijzer diende daarbij in plaats van de weer- 
standsthermometer het thermoelement 0, waarvan de beschermde 
soldeerplaats (verg. Med. no. 27 Juni ’96) naast de proefbuis was 
geplaatst en op PI. IV door het venstertje V\ zichtbaar is. De electro- 
motorische kracht van het thermoelement wordt door de nulmethode 
vergeleken met die van een controle-thermoelement of die van een 
W ESTONelement. 
Voor een zelfde temperatuurverschil waren de uitslagen op de 
schaal van den gevoeligen galvanometer nageiioeg even groot als bij 
het instellen volgens den weerstandsthermometer (zie § 51. Een voor- 
beeld van de bepaling van de waarnemingstem})eratuur kan dan ook, 
nadat PI. III. gegeven is, achterwege blijven. 
IV. FermnneMt had van 'vloeibare stikstof onder gewonen of ver- 
laagden druk. In Meded. no. 14 (Dec. ’94) ^^'erd een korte beschrijving 
gegeven van de temperatuurcascade door circulaties van chloormethyl, 
ethyleen en zuurstof. Ik heb ter gelegenheid van die beschrijving 
reeds opgemerkt, dat ik mij voorstelde aan de genoemde circulaties 
\'erdere toe te ^'oegen, en dat, mocht het gelukken meer en 
meer deelen van de bestaande circulaties te vervangen door groo- 
tere of in de techniek tot ontwikkeling gekomen hulpmiddelen, de 
vrijkomende hulpmiddelen hun })laats zouden vinden in de nieuwe 
circulaties met zuivere of kostbare gassen. Een voorbeeld hiervan 
levert de toevoeging van een circulatie van stikstof aan de bestaande 
temperatuurcascade. Tot haar beschrijving geeft thans de voltooiing 
van eenige door haar mogelijk gemaakte metinge]) aanleiding. 
Een stikstof circulatie is voor temperaturen tusschen — 195° en 
210° bij metingen ^^erre te veilviezen boven eene zuurstofcirculatie, 
daar de spanning, waaronder de zuurstof bij — 195° kookt, reeds 
zoo gering is, dat eene nauwkeurige regeling op constante tempera- 
tuur zeer moeilijk wordt. Daar het bei-eiden van zuivere stikstof in 
zoo groote hoeveelheden, als voor eene circulatie noodig zijn, niet 
zonder bezwaar is, moeten echter de compressor en de vacuumj)omj) 
van een stikstofcirculatie aan hooge eischen voldoen. De kwik- 
compressor en de liulpcompressor, die oorspronkelijk bij de tempera-. 
