r fi7i ) 
tunreascade voor de zuurslolciiculalie dienden, en in ’t algemeen 
voor sainenpersing van zuiver gas gehruikt \vorden beantwoorden 
daaraan, en zij werden voor de slikstofeirenlatie beschikbaar toen de 
BROTHERHOODCompressor (verg. Med. 14 Dec. ’94 en Med, N“. 51 
Sept. ’99) de rol van geconjugeertle coinjiressor in de zuurstofcirculaiie 
der cascade kon overnemen. 
De stikstof wordt bereid nit natriumnilriet. Behalve dat zij ge- 
wasschen wordt met ferrosnlfaat en met zwavelzuur is zij nog over 
gloeiend koper en daarna weder door ferrosnlfaat en door natron- 
hydraat geleid, daar anders sporen van ND aanwezig blijven 
(kenbaar doordat het bij menging van het gas met lucht deze scherp- 
riekend maakt) waardoor de kranen zouden verstoppen. (Ten einde 
sporen NO te verwijderen hel» ik ook wel aan het gas eene met 
dit NO zoo na mogelijk equivalente hoeveelheid zuurstof toegevoegd en 
liet na de menging door iiatronhydraat laten strijken). Het gas wordt 
opgevangen en voorloopig bewaard in gegalvaniseerd ijzeren vaten 
van 1 i\P. inhoud. Later wordt het uit zulk een vat verdrongen 
door warm met stoom uitgekookt water, en naar een kleine op olie 
drijvende gasklok van 500 Liter inhoud geperst ; op den weg daar- 
heeii wordt het door natronhydraat en zwavelzuur geleid. Uit deze 
klok wordt het daii met behulp van den met glycerine gesmeerden 
hulpcompressor .16' (zie PI. VI en uitvoeriger Med. N®. 54 Sept. ’99j 
en den kwikcompressor HyC (zie PI. VI en uitvoeriger de zooeven 
genoemde Meded.) overgepompt in een bus van 18 Liter inhoud, 
waarbij het de droogbuizen D^, D.^ gevuld met bijtende natron in 
pijpjes, doorloopt. 
PI. VI geeft een overzicht van de geheele circulatie met den cryo- 
staat Cr, waarin de vloeibare stikstof door a woitlt toegelaten en 
onder gewonen of gereduceerden druk op de gewenschte temperatuur 
verdampt. Het geheel lieeft gediend liij de vergelijking \'an den platina- 
weerstandsmanometer met den waterstofthermometer, die ook in III 
behandeld werd. De eidvele toestellen zijn vereenvoudigd doch in 
juiste verhouding, de verbindingen geheel schematisch geteekend. 
De crvostaat met de bijbehoorende hulpinrichtingen voor gelijk- 
matige standvastige temperatuur zijn uitvoeriger te vinden op PI. I, 
waar dezelfde letters zijn gebruikt. Anderzijds wordt PI. I door 
PI. VI aangevnld. Aan een overzicht van de geheele circulatie ont- 
breken alleen nog de gashouder en de vacuumketel van 5 M® inhoud 
(zie § 5 voor het gebruik, dat hiervaji gemaakt wordt), die echter 
van te groote afmeting zijn om met de afgebeelde o^) eenzelfde 
teekening te woi’den gebracht. In de .schakeling der geleidingen 
bestaat een onbeteekenend verschil tusschen PI. I en PI. VI, daar 
