( 748 ) 
als die welke daar afgedeeld worden, zijn zij door dezelfde letters, 
A^oor zoover zij gewijzigd zijn door dezelfde letters met accenten, 
en voorzoover zij nienw zijn, door nieiiAve letters aangeduid. Een 
verdere beschrijving is na deze verwijzing dan ook overbodig. 
Alleen zij opgeinerkt dat de sluiting bij gewijzigd is, dat bij 
is aangebracht een dop, door het openen waarvan men den 
druk kan doen dalen, en dat bij een kraan is ingevoegd, om het 
})eilglas af te sluiten, wanneer dit herstelling behoeft. 
De perslms A\ wordt in de eerste plaats gebruikt voor piëzo- 
m eters van de in § 2 beschre^^en soort, thans echter van veel grootere 
afmetingen ; de inrichting van deze grootere toestellen geschiedt geheel 
\'olgens § § 3 en 4, en 'om haar te overzien heeft men in PI. I van 
n”. 39 slechts de nu gegeven PI. I in te lasschen. 
In de tweede plaats dient deze persbus ’S’oor het opnemen van 
voorraadglazen aan wier steel, verg. PI. II tig. 2 Med. n“. 69, 
bij de aan gehechte moer niet één enkele stalen capillair aange- 
schroefd wordt, maar door middel van het op PI. 1 tig. 2 afgebeelde 
stalen drieAvegkraantje twee stalen capillairen ƒ// en ƒ//' verbonden 
AAmrden. 
Is zulk een voorraadgias in de persbus met k^vik opgesloten en 
een der capillairen l)ijAv ƒ// met een piëzometer-hoogdrukreserA'oir, 
de andere ƒ//'' met een volumenometer verbonden, zoo kan men door 
het kraantje bij geopende en kj^j, eh bij afgesloten er een 
gemeten gasAmlume uit den Amlumenometer in overbrengen, en dat 
na afgesloten en geopend te hebben in het piëzometer- 
reservoir samendrukken, terwijl de druk als in § 4 bepaald Avordt. 
Het -voorraadgias met steel en piëzometer-reservoir samen vormt bij 
deze beAverking een piëzometer Avan A^eranderlijk volume (standvastige 
hoeveelheid), en het verschil met de vroeger beschreven methode 
bestaat slechts hierin, dat het normaal volume nu niet in den 
piëzometer maar in den volumenometer gemeten Avordt. De inhoud 
van het A'oorraadglas van dezen piëzometer behoeft dus niet 
nauAvkeurig bekend te zijn en het ter bepaling van het normaal- 
volume ingeAmerde ?4-buisje Med. n“. 50 PI. I fig. 4 Juni ’99 
en Med. n“. 69 PI. II Maart ’Ol) kan gemist Avorden. Voor de 
nauAvkeurigheid der verkregen uitkomsten is nu echter die van den 
Amlumenometer (over Avelke de beschrijving in § 20 laat oordeelen) 
van groot belang. De holten /i'isi, van het kleine drieAveg- 
kraantje moeten verder nauAAdcenrig gecalibreerd kunnen worden. 
Daarvoor is zorg gedragen evenals voor eene goede sluiting der 
kraanspillen op hun zetels; die sluiting is bij 100 atm. nog volmaakt. 
Ofschoon Avij ons thans Avenschen te houden aan de bespreking 
