( 750 ) 
door een daaraan na de opstelling in 74 vastgesmolten capillair bij 
met een mengvat verbonden. Bij (PI. 11 tig. i) kan door 
(PI. II tig. 2) bijv. de capillair g^" van het in § 19 genoemde 
drieweg-kraantje worden aangesloten. De kleinere bol Eh. evenals de 
grootere met kwik gecalibreerde, dient om den inbond der rnimten 
lioven ' Eh^„ volnmenometrisch te l)epalen. 
Dm de temperatnnr van het gas standvastig te honden is het 
maatglas bevestigd in den bodem ^aln een koperen kast /4„ waardoor 
water van standvastige temperatnnr nit den in Meded. n“. 70 III 
Mei ’Ol beschreven thermostaat stroomt (zie 74.. op PI. II. tig. 1). 
De gelijkmatigheid wordt nog verhoogd door het op en neer bewegen 
^'an den roerder, waaraan de thermometer TJi is bevestigd. 
De aan de kast 74i gesoldeerde ring met grondplaat 7^,3 is zoo 
^\djd dat het maatglas er door geschoven kan worden. Het bodemstnk 
74 wan de kast is aan het maatglas bevestigd en zoo ingericht, dat 
het er gemakkelijk Avaterdicht om aangebracht kan Avorden en dat het 
geAvicht A^an het kwik, ook Avanneer de bnis geheel gevuld is, zonder 
gevaar door het glas — natnnrlijk alleen bij verticalen stand — kan 
Avorden gedragen. Dit bodemstnk AA^ordt met de smalle flensring en 
eene pakkingring tegen de bodemholte van Ea^ aangesloten door 
de moer /Vj. Wij knnneii onder veiavijzing naar Pi. II lig. 1 a'oI- 
staaii met aan die tigniir de volgende letterverklaring toe te voegen. 
74.., ring met pakkingrand, Avijd genoeg om over het maatglas te 
knimen Avorden geschoven E^^ en Ec^ ronde met schroefdraad 
voorziene koperen [ilaten met uitsnijdingen (zie links) iets grootcr 
dan de diameter A'an de Imis Ei,^, zoodat zij van ter zijde op de 
bnis geschoven en met de schroefjes Ec^ op elkaar geschroefd een 
bodemplaat A^ormen, die in de rand Ec„ geschroefd Avordt; Ef^ en 74, 
helften van een ronde ];)laat Aodcaniet, die, in den ring 74., met bodem 
gelegd, een nainv tegen het maatglas slnitende en de verdikking 
74„i dragende l)odembedekking vormen. eii 743 in tAveeën gesneden 
caontchoncplaten, die met caontchoncoplossing bestreken, in den i-and 
74^ geperst, de afsluiting Avaterdicht maken. 
Is het bodemstiüv zniver loodrecht op de as van het maatglas 
aan het laatste bevestigd, en tegen den bodemrand van Ea vastge- 
schroefd, zoo AVordt de in tAveeën gesneden kegelvormige mantel met 
cylindiischen rand E,ii in den afgedraaiden bovenrand van Ea geschoA'en 
en het maatglas met de knrk 74 gestennd. Het behoort reeds voor 
het aanbrengen daarvan goed in 74 gecentreerd te zijn. Er Avordt 
verder Amor gezorgd, dat de watermantel 74, gedragen door de grond- 
plaat' en gestennd aan het boveneinde, zoo goed mogelijk verticaal staat. 
Yoor de aflezing en verlichting dienen A’ensters in de Avanden van 
