( 751 ) 
Ea bestaande uit strooken spiegelglas Eh^ ieder opgesloten tussclien 
twee stevige bronzen lijsten Eh^ en Ek.^^ van welke de een aan de 
wand van Ea gesoldeerd is. Met de moertjes Eh^ wordt bet spiegel- 
glas gelijkmatig op de eaontchoucstrook Eh^ gedrukt. Yolkomen v'ater- 
diclite sluiting, op deze wijze ’\'erkregen, was bier bepaald noodig, 
daar anders bet vilt, waarin Ea ingepakt Avordt, voddig zon Avorden en 
de beoogde bescberming tegen AvarmtenitAvisseling niet zon geven. 
De na het verticaal stellen A'an Ea OA'erblijvende geringe afwijking 
van de spiegelstrooken uit de A^erticaal Avordt met een aanslag-Avater- 
pas gemeten, ten einde de niet te verAvaarloozen correctie A'an de 
atwijking van de licbtstralen bij de katlietometeratlezing te kunnen 
aanbrengen. 
Om bet Aolnme van een afgesloten boeveelbeid gas te bepalen 
Avoi-dt met den katbetometer bebah'e op den meniscus niet O}) de 
op bet maatglas zelf aangebracbte merken iugesteld, maar o|) tijne 
deelstrepen, geëtst op met bengeltjes E^^ en scbroetjes E^^ aan de 
cylindriscbe deelen van liet maatglas steAog vast geklemde glazen 
schermpjes E^^ .... E,jy Bij oiiA'eranderde lengte van den katbeto- 
meterkijker kan men dns zooAvel deze deelstrepen als den meniscus 
scherp zien. 
Het calibreeren geschiedt door bet maatglas, AAaaaraan tijdelijk bij Eto 
een klein glazen kraantje met een nainv en in ee'n fijne pnnt nitloopend 
afvloeibnisje aangesmolten is (verg. Med. N". 70. Db Mei ’Ol), als voor 
eene volume meting o[) te stellen in E^,, en in ’t bijzonder ook op 
standvastige tem[)eratnnr te bonden, het in bet luchtledig geheel met 
kwik te vullen en de nit bet zooeven genoemde kraantje achtereen- 
volgens afgetapte hoeveelheden te wegen. Ook bij de calibratie stelt 
men met den katbetometer in op de strepen op de glazen schermpjes. 
0[)dat echter de nitkomsten van eene calibratie bnnne Avaarden niet 
verliezen, Avanneer bij een of ander ingrijpende bewerking de glazen 
schermpjes van de l)nis Avorden afgenonien, Avordt de onderlinge 
stand van de merkteekens o[) bet inaatglas en de l)ijbeboorende 
A'erdeelingen op de glazen schermpjes door afzonderlijke meting met 
den katbetometer bepaald. Eene l)eAA"erking als zooeven bedoeld zon 
l)ijA'. bet schoonmaken (en drogen) volgens Med. no. 27 zijn. Ge- 
Avoonlijk kan men ecbtei' \ olstaan met bet uitspoelen A'an den toestel 
door opzuigen van A'erscbillende A'loeistotfen en bet drogen door 
herhaald luchtledig pompen (lajigs en op PI. II. lig. 2j en in- 
laten van droge lucht. 
Het maatglas kan a'Uji de manometerbuis en van de op en neer 
te beAvegen peer met kwik, zie PI. II, tig. 2, Avorden afgesloten dooi- 
de klemkraan C\. Yoor al de af te sluiten en bcAvegelijke, met 
