( 752 ) 
kwik gevulde verbindingen op PI. II fig. 2, worden zorgvuldig ge- 
reinigde, niet gevvdcaniseerde caontclioncbuizen (stevig met band 
omwoeld omdat in bet maatglas op 1.5 atm. overdnüv gerekend 
wordt) gebruikt. De kwikmeniscns (Verg. Med. N“. 67, Dec. ’OO voor 
wat hierop betrekking beeft) blijft dan ook gedurende gebeele 
reeksen van 'waarnemingen onberispelijk, '\^mnneer men alleen vol- 
komen droog gas in den volnmenometer toelaat (ondersteld wordt, 
dat dit gas bet vet der kranen en slijpstukken op zijn ’weg naar 
den volnmenometer niet aantast). De kleine veranderingen in den 
stand van bet kwik noodig voor bet nauwkeurig instellen op een 
gewenscbt volume verkrijgt men door bij gescbikteu stand van de 
peer de klemkraan C/j (PI. II fig. 2) eenige oogenblikkeu een weinig 
te openen. Wanneer eene meting verricht wmrdt is deze kraan 
altijd afgesloten. 
De druk waaronder bet afgesloten gas staat wordt bij geopende 
klemkraan 67^ aange\\'eze]i door den stand van bet kwik in de com- 
nmniceerende manometerbins en den daaraan op de wijze van Med. 
Nb 60 Juni 1900 met inschakeling van een op standvastigen druk 
gebonden reservoir verbonden barometer. Voor het bepalen van 
de temperatuur der kwikkolommen buiten den volnmenometer 
Avordeu dezelfde ’s'oorzorgen genomen als in Med. Nb 60. Opge- 
merkt zij nog, dat de manometerbuis en de barometer zoo geplaatst 
^vorden, dat zij bij onveranderde lengte van den katbetometerkijker 
kunnen w'ordeu afgelezen, terwijl deze in de loodlijn op de 
vensters van Ea is geplaatst. De meniscus in barometer en mano- 
meter Avorden als in Med. No. 60 afgelezen, die in den ^’olnmeno- 
meter- door achter bet verlicbtingsvenster een spleet van 2 mm. 
breedte met een gloeilampje er achter terzelfder hoogte als de af te 
lezen meniscus te brengen. 
Om de gewenscbte nauwkeurigheid te ’^'erkrijgen moet men de 
instelling bij eene meting zoo niogelijk zoo kiezen, dat de druk niet 
beneden ON Mm. daalt. 
Om bet theoretisch normaah'olnme te bepalen moet men dus 
in ’t algemeen de afwijking van de wmt van Boylb in rekening brengen, 
hetgeen geschieden kan door bij dezelfde temperatuur achtereenvol- 
gens op twee deelstrepen in te stellen. Is een derde instelling mogelijk 
zoo kan deze tot controle worden gebruikt. Immers waimeer, zooals 
in ’t algemeen het geval is, de derde viriaalcoëfficient C, (zie Meded. Nb 
71 Juni ’Ol en no 74 0) bij het te meten gas niet in aanmerking komt, 
0 Livre jubilaire dédié a J. Bosscha; Arcliives Néerlandaise.s, Ser. It. T. VI. 
p. 874 — 888 . 1901 . 
