( 753 ; 
of met ^’olcloende nauwkeurigheid uit de iu de genoemde Mededeeliugeu 
verstrekte gegevens kou worden afgeleid, zullen uit de drie instellingen 
overeenstemmende waarden ^am den t^veeden viriaai coëfticient B ge- 
vonden moeten Avorden. 
§ 21. Menytoestel. Op Pk II tig. 2 ziet men den in § 20 beschre- 
A'en ’s^olnmeno meter met andere toestellen verbonden tot eene inrich- 
ting om mengsels van nauwkeurig bekend gehalte te maken en o[) 
hnnue samendrukbaarheid te onderzoeken. 
De teekening vereischt weinig toelichtijig. Het mengvat F en het 
voorraadvat G hebben elk circa 2 liter inbond, (r is met een drie- 
wegkraan voorzien en komt ’s'oornamelijk l)ij het achtereen\"olgens 
maken van verschillende mengsels met een gering gehalte aan een zelfde 
gas te pas. De verbindingsbnizen tnsschen Cj, en van F,^ naar 
zijn zeer nauw oi)dat de onzekerheid van Imn temperatnnr geen 
invloed op de nau’wkenrigheid der metingen zal hebben, de andere 
verbindingslmizen zijn betrekkelijk ^\■ijd om het sfroomen A'an het 
gas naar de luchtpomp, als het zeer verdund is, niet onnoodig te 
belemmeren. 
Wil men een mengsel van bepaald gehalte maken, zoo pompt men 
eerst bij gesloten en reeds onder een Aveinig IvAvik staande Cl^, Cl^, 
CL,, C'L <^^en geheelen toestel luchtledig door i\ en Aodt dan Ihj ge- 
sloten /•„ en geopende i\ en bij in dieji stand, welke kr door Cg niet 
den aan i\ aangesloten ontwikkelingstoestel in i^erbinding brengt, 
dit voorraadvat na herhaald omspoelen, met een der beide gassen. 
Dan Avordt gesloten, r. zoo gesteld, dat het gas in G afgesloten 
is, en F door i\ met de pomp in verbinding gebracht Avordt, tevens 
Avordt Cg, Cj en geopend en F en F met de verbindingen opnieuAv 
ledig ge[)ompt. Door bij genoegzaam hoogen stand van de peer met 
IvAvik, C'/j zoo wijd mogelijk en (opdat de lucht uit J/ niet toeschiet) 
maar zeer Aveinig te openen, Avordt daarop kivik toegelaten in F, 
hetAvelk allereerst zonder dat er een luchtbel overblijft, vult en 
zich verder in Fi, op het geAvenschte merk instelt, Avaarna CL mede ge- 
sloten AV'ordt. Xn spoelt men door afAvisselend vullen van de kleine 
ruimte tnsschen de kranen i\, r,, uit G door ï\ bij geschikten 
stand van r., verdeeling van deze hoeveelheid bij gesloten i\ en i\ 
en geopende r,, over de i'eeds ingenomen ruimte en Ft, en opnieiiAv 
luchtledig pompen Amn deze ruimten, den toestel met het in G ge- 
borgen gas uit, Avaarna de ruimte in Fij tot den berekenden druk nit 
(jr Avordt gevuld. Bij gesloten r. en Avorden vervolgens druk, tem- 
peratuur en volume van het gas in Eij tot Cg en nauAAdcenrig be- 
paald, Avaarna het bij geopend tot op eene kleine lioeA'^eelheid na, 
