( 250 ) 
Natuurkunde. — De Heer K.viMRiiTJNGH Onnks biedt aan Mede- 
deeliiig N“. 80 uit het jSiatuurkiindig Laboratorium te Leiden ; 
Dr. L. LI. SiERTSEMA, it^Ietimjen over de mrKjnetisclie draaiing 
van het pohuim.tievlak in, vloeibaar geniaalie gavren bij atinos- 
ferischen druk. 11. Metingen met cddoorniethgl. 
1. In eeue vorige mededeeliug, N". 57 '), is een toestel bescdircveu 
om de maguetiselie draaiing in \doeibaar gemaakte gassen bij atmos- 
terisclien druk te meten, en zijn ook enkele uitkomsten met CHg Cl 
\'ernield. Verdere metingen met dezen toestel hebben aanvankelijk 
niet aan de verwachtingen beantA\mord, zoodat het noodig bleek 
belangrijke wijzigingen aan te brengen. 
Vooreerst bleek het moeilijk den toestel ^mldoende tegen warmte- 
toevoer te isoleeren. Wel was hij ingepakt in watten, maar toch 
bleek het dat een volkomen rustige ^doeistof, geheel Auij van opstij- 
gende bellen, niet gemakkelijk te ^'erkrijgen was. 
Dan waren de vele glasplaten (6 stvdcs) tusschen de nicols wegens 
hunne depolariseerende werking zeei' hinderlijk. ’Woral na vulling 
\'an den toestel schijnen in de [daten, die met do koude vloeistof in 
aanraking zijn, spanningen te oiitstaan, die de instellingen dikwijls 
geheel onmogelijk maken. 
Er is getracht dit laatste gebrek op te hetfen door de nicols in 
de koude vloeistof te brengen, in de buis J) ^ain do afbeelding i]i de 
N'origo mededeeling. De nicols lagen dan los in deze buis, en \\'areji 
door een geelkoperen draad, die l)uiten langs de buis liep, met 
elkaar verbonden. Een der nicols was draaibaar in eone bus, en 
kon vóór het sluiten xiin den toestel onder eeji bepaalden hoek wor- 
den ingesteld. De draaiing bij verschillende goltlengten kon dan 
worden gevonden door meting \'an de stroomstorkto, noodig om den 
zwarten band in het S})ectrum op die golllengte te brengen. Met den 
aldus ingerichten toestel konden wel enkele instellingen worden 
gedaan, maar na korten tijd bleken telkens de iiicols ondoorzichtig 
te zijn geworden, doordat de canadabalsemlaag of o|)loste, of ten 
minste bladerig werd. Nicols met lijuolielaag i)i [)laats van canada- 
balsem hielden het wel langer uit, en de laag schijnt niet zoo licht 
op te losse}i, maar op den duur wordeii ook deze ondoorzichtig, 
misschien ^vel ten gevolge van onregelmatige vormveranderingen \’a]i 
het kalks[)aat bij de snelle en hevige afkoeling door de koude >doeislof. 
2. Daaro[) is een nieinv toestel geconstrueerd, waarbij ook aan het 
eerstgenoemde bezwaar Averd tegemoet gekomen, en waarmede eenige 
ó VersL K. Ak. van Wet. Mei 1900, 
