( 251 ) 
bevredigende metingen van de magnetisclie draaiingsdispersie in vloei- 
l)aar CHg Cl zijn Tntge\'oerd. 
In dezen toestel, die is afgebeeld in fig. 1 bevinden zich de proef- 
bnis D en de nicols C binnen in een geelkoperen mantel A met 
dubbele wanden, waarin zich vloeibaar CHg Cl bevindt, en die tegen 
de warmtestraling der klos door eene laag ^vol wordt beschermd. 
De ruimte binnen den mantel wordt aan beide kanten afgesloten 
door de ebonieten doppen Af van den vorigen toestel, met de caout- 
choukringen O als pakking en 6 treks tangen. In deze doppen zijn 
de glasplaten B bevestigd met de schroefringen P, en dun caont- 
choukblad als pakking. De overige daaraan ^’erbonden moeren en 
ringen zijn on\'eranderd gebleven. 
De circulatie van vloeibaar CHj Cl voor den mantel geschiedt van 
uit het krvogeen laboratorium, ahvaar kan Avorden aangesloten aan 
het CH3 Cl-reservoir met perspomp ^). De toevoer Amii de Adoeistof 
geschiedt door een hoogedriüdvraan E, tig. 2, terwijl de ontwijkejide 
damp door de Indzen K K Aveer naar het krvogeen laboratorium 
teriigstroomt. Door eeji drijA'er F kan steeds Avorden nagegaan of‘ 
de mantel gevnld is. 
De proefbuis D t)estaat nit een glazen buis A'an 35 cM., gesloten 
door tAA'ee glasplaten Aan 1 mM. dik, die er met vischlijm op zijn 
t»evestigd, en met eene opening G in het midden. De nicols C zijn 
aan beide zijden daaia-an draaibaar in veerende geelkoi)eren ringen 
opgesteld. Er beA'indt zicli dan AvelisAvaar glas tusschen de nicols, 
en de nadeelige iiiA'loed daarA'an is bij de metingen ook Avel merk- 
baar, echter niet in die mate dat er geene instellingen kunnen AAmrden 
A'erkregen. 
De vulling geschiedt door een staalcapillair /ƒ, die door een 
caoutchoukstop in eene opening in den mantel gaat, en in de proef- 
buis uitmondt. 
Het choormethj'l dat voor deze vullhig moet dienen, is verkregen 
door het CH 3 CI nit den handel nadat het eeiimaal overgedestilleerd 
is, nog eens door een droogbuis over te destilleeren in een spiraal, 
die zich be\dndt in een reservoir met vloeibaar CH3CI onder atmos- 
terischen druk, afkomstig uit dezelfde leidingen die ook voor 
het CH 3 CI in den t)oveji besclireven mantel dienen. Door de 
staalcapillair H, die aaji dezen s])iraal is verbonden, stroomt dan 
in de |)roeft)nis vloeit)aar CH 3 CI onder atmosferischen druk, dus 
van dezelfde tempei-atum- als die van den mantel en de daarbinnen 
besloten rnimte. De buis // waaraan een caontclioukslang is ver- 
b Zie Comni. N'. 14, Versl. Kon. Ak. van Wet. Dec. 1894. 
