( 50S ) 
dicht men het verdampte gas telkens weer met compressie-inrichtingen, 
che, zooals de in Med. N". 14 Dec. ’94, Med. 53 § 3 Sept. ’99 
en Med. 54 Jan. 1900 beschrevene, aan de zuiverheid van het 
gas geen afbreuk doen, dan kan men het bad onderhouden zoolang 
men dit wenscht. Vacuumglazen zijn daarbij niet noodig, (zoodat 
men dergelijke cryostaten voor meettoestellen van elke afmeting kan 
bouwen,) en bewerkingen in het bad kunnen evenals hef bij schenken 
\'an het vloeibaar gemaakte gas door kijkglazen worden gevolgd. 
Aanleiding tot het beschrijven van den cryostaat in den in Med. 
X“. 51, Sept. ’99 behandelden vorm — een vorm, waarbij de afschenk- 
inrichting en het bad ieder meer op zichzelf staan, zal eerlang 
beschreven worden — bood de mededeeling van de uitkomsten 
verkregen voor de dielectrische constanten van vloeibare gassen. 
(Med. K" 52, Oct. ’99). Bij deze metingen kwam het telkens slechts 
op eene temperatuur ( — 90'" of — 182°) aan. Bij verschillende andere 
metingen echter heeft een eenmaal in den cryostaat gedompeld meet- 
toestel het geheele gebied van temperaturen tusschen — 23° (kookpunt 
van chloormethyl onder gewonen druk) en — 210° (stikstof onder ver- 
laagden druk) doorloopen met behulp van in den cryostaat achtereen- 
volgens afgeschonken chloormethyl, stikstofoxydule, ethyleen, methan, 
zuurstof en stikstof. 
Eene beschrijving van de sedert geruimen tijd aangebrachte verbe- 
teringen bij dezen cryostaat, waardoor met behoud van de zooeven 
genoemde voordeelen een veel grootere gelijkmatigheid en standvas- 
tigheid van temperatuur verkregen werd, is thans noodig geworden 
voor de beoordeeling van de nauwkeurigheid der temperatuuropgaven 
in de uitkomsten van verschillende metingen, bij welke van deze 
verbetering partij getrokken is en die in de eerstvolgende mededee- 
lingen behandeld zullen worden. Ik noem o.a. die, welke betrekking 
hebben op de isothermen van tweeatomige gassen (Med. N". 69, Mrt. 
1901 en Med. N“. 78, Mrt. 1902), en de vergelijking van den platina- 
weerstandsthermomether met den waterstofthermometer (Meel. N". 77 
Febr. ’02), bij deze beschrijving schijnt het mij wenschelijk, even- 
als in i\Ied. ISl®. 51, het gebruik van den cryostaat door een bepaald 
voorbeeld toe te lichten. Ik kies als zoodanig de vergelijking van 
den waterstofthermometei' met den weerstandsthermometer, waarbij 
tevens een thei-mo-element in het bad gedompeld was. 
PI. I stelt den cryostaat en eenige der hulptoestellen op schaal, de 
verbindingen schematisch voor. Zij is op kleinere schaal uitgevoerd 
dan PI. I vmn Med. N". 51, Sept. ’99, — welke ik mij bij de vol- 
gende beschrijving steeds naast de nu gegeven teekeningen geraad- 
pleegd denk, — doch voldoende om de geheele inrichting te overzien, 
