( 504 ) 
en eenige der wijzigingen duidelijk te maken. Terwijl dan PI. 1 van 
Med, N". 51 kan dienen om details van het niet gewijzigde na te 
gaan, is van het met streepstippellijn op PI. I van deze Meded. N“. 83 
afgegrensde deel in PI. II eene detailteekening ^' 00 r zoover deze bij 
de bespreking der nieuwe inrichtingen nog noodig Avas, gegeven. 
De aansluiting Amn de in PI. I geteekende toestellen aan eene circu- 
latie Amn gas kan door PI. IV Amn Med. Nh 51, Sept. ’99 Avorden 
toegelicht. Wat de vergelijking Amn den platina-^; en Avaterstofthermo- 
meter Th betreft, verAAÓjs ik voor de aanslniting aan de A^erdere 
toestellen op Med. N“. 77 §3. Wat die van het thermo-element 0 be- 
treft moet ik voorloopig nog op de zeer schematische teekening PI. I 
bij Med. N®. 27, Mei en Jimi ’96 A^erAvijzen, de mededeeling Amn 
eenige nitkomsten, bij AAmlke de temperaturen met een thermo-element 
Avorden bepaald, zal weldra aanleiding geven om belangrijke nadere 
verbeteringen in het gebruik, der thermo-elementen te beschrijven. 
Behahm de drie zooeA^engenoemde meettoestellen komt op PI. I en 
II nog voor een correctiethermometer, S. Met de inrichting van den 
cryostaat zelf heeft deze niet nit te staan. Hij dient in ons geval 
om de gemiddelde temperatimr van de capillair Amn den Avaterstof- 
thermometer en in ’t algemeen om de gemiddelde temperatuur van 
dergelijke, zich in hetzelfde deel Amn den cryostaat beAdndende deelen 
Amn meettoestellen, aan te geAmn. Op een glazen staaf zijn daartoe 
tAvee spiralen van platinaclraad ge Avonden, de een deel 
van de staaf, Avaarlangs de temperatimr langzaam, de andere voor 
dat, Avaarlangs de temperatimr snel verandert. De Aveerstand dier 
spiralen kan met behulp van de toeleidingsdraden verbonden aan 
de . contactplaatsen en ^21 eii naar buiten geleid door het 
buisje Soi, Avorden bepaald. 
§ 2. In de eerste plaats hebben Avij thans eenige kleine verande- 
ringen in den cryostaat te A^ermelden, AAmlke niet in A^erband staan 
met het gelijkmatig en standAmstig honden Amn de temperatuur. 
De straal Amn het bij a PI. I toegelaten Adoeibaar gemaakte gas, 
wordt door de kraan en het filter ƒ — deel nitmakende Amn een 
kraanstuk, dat gelijk in Med. N“. 51 beschreven is met bij nit 
den cryostaat gelicht kan Avorden, en ook Avel vervangen Avordt door 
een overhevelings-buis, of een afstroom-capillair met kraan buiten den 
cryostaat — gericht tegen een glazen Avand, van AAmar het langs de 
afschenktuit in het bad stroomt, in dit geval een dubbel beker, 
(PI. I en II) geplaatst in de bekers B^, B^, B^, van PI. I, Med. 
N“. 51. Men volgt de uitspreiding Amn den straal o A^er den Avand door 
de A^ensters D,, het vullen imn het bad door de vensters Het 
