( 505 ) 
filter ƒ dient voornamelijk om te voorkomen, dat jnist op de plaats waar 
de straal liet glas raakt zich ondoorzichtig stof uit de toeleidingsbuis 
(koperoxyde etc.) afzet. In verscheidene gevallen bleek het echter, 
dat niettegenstaande de zorg aan het zuiveren besteed, zich uit het 
idoeibare gas zelf, als het onder den druk in den cryostaat verdampt, 
bij die temperatiinr vaste, opgeloste stof afscheidde, die het bad 
troebel maakte. Daarom werd dan, met afwijking van Meel. N“, 51, 
een glazen filterbeker C-^ (PI. I en II), met talrijke openingen 
(PI. II) in den bodem, aan de regenerator-spiraal h (PI. I Med. N“. 51) 
opgehangen en op den bodem van dezen beker glaswol gebracht. 
Dit filter kan met het kraanstuk uit den cryostaat worden gelicht. 
Bij de in Med. N“. 51 beschreven inrichting volgt al het gas, dat 
sedert de vloeistof uit de kraan trad gevormd werd, denzelfden door 
de pijltjes op PI. I Med. N“. 51 aangegeven weg. Bij de thans 
beschrevene volgt het gas, dat het eerst, bij het volschenken van 
het bad, verdampt, en dat hetwelk verder zich nit het bad ontwik- 
kelt, in hoofdzaak een verschillenden weg. In afwijking van Meeled. 
X“. 51 is nl. een klep met veer aangebracht, die de opening 
van de afschenktnit ü, voor gas nagenoeg afsluit, doch vloeistof langs 
eene kleine opening il,,, door de goot laat afvloeien. Stroomen 
nu de eerste zeer groote gashoeveelheden nit de kraan, dan dienen deze 
om op de in Med. N®. 51 aangegeven wijze (de pijltjes van PI. I 
zou men aan PI. I van Med. N®. 51 kunnen ontleenen) de gezamen- 
lijke bekers en den geheelen cryostaat af te koelen, tenzij de toevoer 
zoo groot wordt, dat de klep zich opent en het gas ook dooi- 
de opening in den ring R^ PI. II wegstroomt. Vormt later het 
gas zich in den beker üoi zoo vindt dit de klep Z),,, gesloten en 
ontwijkt het enkel door de opening volgens den op PI. II door 
pijltjes aangegeven weg, zoodat het alleen nog dient om de onmid- 
dellijke omgeving van het bad tegen warmtetoevoer te beschutten. 
Van zeer ondergeschikte beteekenis is het verschil in vorm van 
de ringen R^ en R^ in PI. II en in PI. I. Med. N®. 51. Het vindt 
gereedelijk zijne verklaring in den wensch bij de opstelling van de 
thans besproken meettoestellen zooveel mogelijk gebruik te maken 
van de deelen, die bij de proeven, opwelke med. N“. 51 betrekking 
had, gediend hadden. In dat geval nn kon het bad ten opzichte van 
de buis excentrisch opgesteld zijn, terwijl thans eene centrische 
opstelling gewenscht was. Aan bestaande afmetingen van toesteldeelen 
is het ook te wijten, dat bij de thans beschreven proeven het bad 
iets te hoog ten opzichte van de kijkglazen, geplaatst moest wor- 
den, wat natuurlijk, zoo men geheel vrij geweest was bij de con- 
structie gemakkelijk te vermijden was geweest. 
