( 509 ) 
caoutchoucbiiisje is een dunne staaldraadspiraal gewonden. De wan- 
den van liet buisje bieden op deze wijze een voldoenden weerstand 
tegen den dampkringsdruk om diclitzuigen voor ’t geval, dat in den 
crvostaat een lagen druk lieersclit, te voorkomen, terwijl zij tocli 
rekbaar genoeg blijven om bet koordje in zijn beweging te volgen. 
Met behulp van het wieltje x? wordt dan een regelmatige op- en 
neerAvaartsche beweging van den roerder verkregen. 
§ 5. Een standvastige temperatuur wordt verkregen door telkens den 
druk, waaronder de vloeistof in het bad verdampt, in te stellen vol- 
gens de aanwijzing van een met het bad concentrischen weerstands- 
thermometer p'. De laatste vormt een Avezentlijk deel van den thans 
beschreven crvostaat. De diameter er van bepaalt de grootste dwars- 
afmeting van meettoestellen, die in het bad gedompeld kunnen wor- 
den en dient dus, gelijk hier het geval is, overeen te komen met 
dien van de buis Van de constructie van dezen thermometer 
is met het oog op de vergelijking er van met den Avaterstofthermo- 
meter reeds een beredeneerde beschrijving in meergemelde Meded. 
N". 77 door B. Meilink gegeA^en. De toeleidingsdraden Avorden langs 
openingen PI. II in de ebonietringen Tfj en door de stop in de 
afvoerbuis Tn PI. I naar buiten gevoerd. Zij zijn op PI. I en II met 
dezelfde letters A'oorzien als op de plaat bij Med. N“. 77. 
Is het bad op de gewenschte temperatuur gebracht, zoo stelt men 
den gah'anometer in de brng van Wheatstone, die tot het meten 
van den Aveerstand van p) dient, op 0 door geschikte weerstanden 
in te schakelen. Zoodra de afwijkingen van den galvanometer daar- 
toe aanleiding geven Avordt een sein gezonden aan den helper, die den 
druk in den crvostaat regelt, om dezen druk te verhoogen of te ver- 
lagen, AA’aardoor de temperatuur van het bad stijgt of daalt. De 
inrichtingen, die hierbij dienen, Avorden aangegeven in PI. I, waar 
de afzonderlijke toestellen op schaal, de verbindingen schematisch zijn 
aangegeven, (men vergelijke Med. Nb 51 PI. lY). De helper heeft 
tot zijn dienst den oliemanometer AT,, die met behulp van het kraanje 
A'jo en bij geopend kraantje A^g^ langs A'^ en (verg. PI. I Med. 
X“. 51) in A^erband gebracht Avordt met den cryostaat. Sluit men 
het kraantje zoo zijn verder de drukveranderingen in den cryostaat, 
aangegeven door het drukverschil met de in het reservoir tijdelijk 
afgesloten hoeveelheid gas, door de beweging van de olie zeer nauw- 
keurig te volgen. Worden door de een of andere oorzaak de drnk- 
A^eranderingen aanzienlijk, avü men het regelen staken, of tot een 
anderen druk overgaan, zoo voorkomt het openen van het kraantje 
Xgi het overstorten van olie. De drukveranderingen in den cryostaat 
