( 510 ) 
krijgt men door de fijne kranen en aan de regelleiding 
meer of minder te openen. Twee gevallen zijn hier te onderschei- 
den. Werkt men bij gewonen druk dan kan men gewoonlijk vol- 
staan met den crjostaat op een iets hoogeren druk dan die van de 
atmosfeer in te stellen en door de kraan Y^^ in verband te brengen 
met een gashouder Gaz. of daarvan weder af te sluiten, al naar dit 
noodig blijkt; door den veiligheidstoestel van groote capaciteit Y^ 
ontwijkt het gas uit den ciyostaat, zoodra de druk een voor den 
toestel aangenomen grens overschrijdt. Werkt men onder verlaagden 
druk, zoo wordt de ciyostaat nadat de verlangde drukverlaging met 
de zuigpomp der circulatie Exh. 1 verkregen is van deze afgesloten 
en door kraan Y^^ in verband gebracht met de alsdan op lageren 
druk gestelde zuigpomp aan Exh. 2., als hoedanig natuurlijk soms 
ook dez(dfde zuigpomp als bij Exh. 1 kan dienen. De geleidelijkheid 
der verdamping wordt bevorderd door de verbinding met een op 
verlaagden druk gebracht reservoir, Yac. PI. I. Neemt men een 
reservoir van grooten inhoud zoo kan men ook zonder zuigpomp 
werken, hetgeen van belang kan zijn wanneer men bij de metingen 
trillingen wenscht te vermijden. Zoo werd bij het bad van stikstof 
onder verlaagden druk bij Exh. 1 aan de leiding verbonden de hulp- 
compressie-pomp van Meded. N“. 54 PI. YII en diende als vacuum- 
reservoir de vermelde ketel van 5 Mh (in Med. N". 14 § 10) die 
vooraf langs Fgg en Y^. luchtledig gepompt werd met een nader te 
beschrijven vacuumpomp van Bürckhardt, verbonden aan de leiding 
bij Exh. 2. 
Met een enkel woord zij hier nog vermeld op welke wijze gewoon- 
lijk te werk gegaan wordt om een goed gevuld bad onder lageren 
druk te verkrijgen. Men schenkt een eerste maal den dubbelen beker 
-Soi, of meerdere, B^ vol bij gewonen druk en begint 
nu langs Y^^, terwijl alle andere kranen gesloten zijn, langzaam 
den druk te verlagen met behulp van de pomp, die gewoonlijk 
voor de circulatie dient. Exit. 1, waarbij opkoken vermeden wordt 
met behulp van de in § 4 beschreven roerinrichting. Is de verkregen 
druk bereikt zoo gelukt het in den regel niet door de kraan Ag zoo 
weinig gas toe te laten, dat niet een oogenblik de ciyostaat nagenoeg 
op gewone drukking terugkomt, althans ongewenschte groote druk- 
schommelingen voorkomen. Daarom is het beter vóór het bijschenken 
te sluiten, en den ciyostaat door Y^^ met den gashouder in 
verband te brengen. Zoolang dan de beker nog niet volgeschonken 
is, laat men het uit den ciyostaat komende gas in den gashouder 
door P 35 ontwijken. Is de beker B^^ gevuld, hetgeen blijkt doordat 
het niveau in gaat stijgen, zoo begint men opnieuAv {Y^^ ge- 
