( 777 ) 
Daartoe gebruikten wij het bad, dat Oettet- voor den kopercotdo- 
meter heeft beschreven. Na het ^^erkoperen werd de elektrode met 
gedistilleerd water afgespoeld en met ^vatten afgedroogd. Daarna 
werd ze onmiddellijk door ’t buisje in het element gedompeld. Wij 
letten er steeds O]), dat alleen het galvanisch verkoperde deel der 
elektrode met de oplossing in aanraking werd gebracht. 
8. De E. M. K. der elementen werd volgens de kompensatie- 
methode ’smn Poggendorff bepaald. Als werkelement gebruikten wij 
een accumulator (Dentsches Telegraphenelement), als normaalelement 
een WESTOxelement, dat steeds iii een thermostaat op 25°. 0 C. Averd 
gehouden. 
In dezen thermostaat bevond zich tevens een CiiARKnormaalelement, 
zoodat de normalen ook telkens met elkaar vergeleken konden worden. 
De gebruikte rheostaten (2 rheoslaten ieder van 11111.11 i2 
Harta[anx en Braun) waren zorgvuldig met een derden rheostaat 
vei'geleken, die door de Ph} sikalisch-Techmsche Reichsanslalt Avas 
geijkt. 
9. De gang der metingen was als volgt: nadat een elemenf met 
de bepaalde oplossingen Avas gevuld, AA^crd het (zonder de koper- 
elektrode) in den thermostaat van 15°. 0 C. gebracht. Wanneer het 
de tempei-atuur had aangenomen, werd de koperelektrode uit het 
vei'koperingsbad genome]i en Jia 0[) de beschreven Avijze behandeld 
te zijn, dooi' de luns in de 0 [)lossing gestoken. Nu Averd de kraan 
geopend en de meting uitgevoerd. Deze duurde 1 a 2 minuten. Na 
sluiting van de kraan Averd het clement uit den thermostaat genomen. 
Daarna AA’erd de oplossing in A op de aanwezigheid van koper onder- 
zocht. (lelijk reeds boven is gezegd, wertl nooit het geringste spoor 
koiier in deze afdceliug gCAOndeii. 
10. Daar de metingen Auin Ai, der Wrioiit, Fleming en Lord 
Raai,eigj[A), die met DANiELLelementen met x rij gekoncentrcerde zink- 
sulfaatopkissiiigen werden uitgevoerd, beAvezeu hadden, dat de repro- 
diiktie van deze elemeiiteu op minder dan 1 milli\'olt bijkans onmo- 
gelijk is, en onze eigen ervaringen ons hadden doen zien, dat bij 
h Elektrochemisflic Ueliimg.saufgalien (Halle 1897) pag. .j. Sleetls werden alle 
koperolekl roden gedurende 10 minuten met dezelfde stroomslerkte (0.15 ampère) 
(resp. dichtheid) ea> Ijij dezelfde temperatuur verkoperd. Ook hebben wij nog 
beproefd met koperamalgaam te werken, doch dit leverde geen resultaten op. Ver- 
gelijk over koperamalgaam Petïenkofer, Dingler Polytechnisches .Journal 109, 444 
(PSPS) en v. tieusiiEiM. Ibid. 147, 402 (1858). 
~) Transactions of the Royal Society of London. Vol. 76, 800 (1886). 
