93 
Mittellinie (Achse des Fisches) oder vielmehr die Basis 
dar, von welcher aus die Abweichung jedes von ihr, nach 
der Richtung es oder f w sich entfernenden Punktes, 
durch Radien des Centralpunktes in Graden be- 
stimmt wird; es muss dieser Faden , über a verlängert, 
den Halbkreis in dem Punkte d halbiren. Der Punkt d 
ist der Nullpunct, von welchem aus nach e und f hin, 
90 Grade aufgetragen sind, so dass dem Punkte d Null- 
Grad, dem Punkte e und f aber 90 Grad entsprechen. 
Um nun genau zu bestimmen, um wie viel Grade 
der gegebene Punkt eines, unter die Linie a c gebrach- 
ten Körpers, oder vielmehr eine vom Centralpuncte a 
durch obigen gegebenen Punkt gezogene Linie , von der 
Linie a c abweiche, wendet sich ein kleines Spiegel- 
diopter in horizontaler Richtung um den metallenen Stift 
g-, der es mittels seiner Schraubenmutter niederhält. 
Dieses Diopter besteht aus zwei parallelen vierseitigen 
Stäben h h , die in / ^ / und m mit einander verbunden 
sind ; auf der Querleiste l sitzt ein metallenes , durch- 
bohrtes, etwa zwei Linien dickes Blättchen, dessen Boh- 
rung dem Stifte g als Hülse dient. Durch die Mittelpunk- 
te der zwei Querleisten i und k ist ein feines Rosshaar, 
welches als Visir beim Ablesen der Grade dient, gezo- 
gen. Ueber den Querhölzern k und / befindet sich das 
Sehrohr n o, ein hohles , rechtwinkligtes Parallelopipe- 
don, an dessen unterer Fläche sich ein Ansatz befindet, 
mittels dessen es zwischen den Stäben h h und den 
Querhölzern k l eingepasst ist. Die dem iVuge zuzukeh- 
rende Fläche dieses Sehrohrs hat in der Mitte eine 
schmale , vertikale Spalte n , das Ende o dagegen ist of- 
fen , und hat ein dieser Spalte n paralleles , durch seine 
Mitte gespanntes Rosshaar, wie der Querdurchschnitt 
Fig. 6. des Rohres zeigt; so dass demnach Spalte, Ross- 
