( 112  ) 
inet  geheel.  Dit  laatste  wordt  schematisch  voorgesteld  door  PI.  I 
fig.  1,  welke  nauwelijks  nadere  toelichting  behoeft.  De  samenge- 
perste waterstof  doorloopt  achtereenvolgens  de  regen  era  torspiral  en 
D^,  ilj,  Dj,  Dl,  C,  B,  A,  van  welke  B zich  gedeeltelijk  bevindt  in 
een  bad  van,  door  P toegevoerde,  vloeibare  lucht,  die  onder  zeer 
lagen  druk  verdampt,  en  D^,  D^,  6'en^  door  de  bij  de  kraan  ü/ zich 
ontspannende  waterstof  en  Dj  en  Dj  door  de  dampen  uit  het  luchtbad 
iuDomspoeld  worden.  Daar  echter  kan  worden  beschikt  over  meer 
vloeibare  lucht  dan  noodig  is  om  de  toegevoerde  waterstof  voldoende 
af  te  koelen,  en  de  vacuumpomp  (zie  Med.  N".  83,  Febr.  ’Ü3)  grooter 
vermogen  heeft  dan  noodig  is,  om  de  verdampende  lucht  onder  lagen 
dridi  weg  te  zuigen,  ook  wanneer  de  regeneratorwerking  der  spiralen 
Di,D„Dj  en  D4  wordt  opgeotferd,  is  eenvoudigheidshalve  de  dub- 
bele voorkoelregenerator  Dl,  welke  een  belangrijke  besparing  aan 
vloeibare  lucht  zal  geven,  nog  niet  aangebracht,  en  bestaat  de  toestel 
enkel  uit  één  voorkoelregenerator  C,  den  refrigerator  F met  koel- 
spiraal  B en  den  hoofd regenerator  A in  het  vacuumglas  E met  ver- 
zamelglas  L,  dat  geplaatst  is  in  de  kast  Fj  die  met  de  kast  U een 
gesloten  geheel  vormt. 
b.  De  hoofdregenerator,  PI.  I fig,  2,  bestaat  uit  4 naast  elkaar 
gewonden  en  daarna  in  elkaar  geschoven  windingen  koperen  buis 
van  2.4  rn.M.  inwendige  en  3,8  m.M.  uitwendige  diameter  A,,  A^, 
A^  en  A^,  (aantal  lagen  81 ; lengte  van  elke  buis  20  M.,)  die  even- 
als in  den  ethjleenregenerator  (Med.  N“.  14  Dec.  ’ 94  en  beschrijving 
van  Mathias  "),  fig.  1 F)  en  den  chloormethjlregenerator  (Med.  N".  87, 
Juni  ’03  PI.  I)  van  het  midden  van  den  cjlinder  naar  den  omtrek  en 
Aveder  van  den  omtrek  naar  het  midden  om  den  kraandrager  M^  ge- 
wonden zijn,  en  samen  met  flanel  omwoeld  in  het  vacuumglas  E„ 
(binnen-  en  buiten Avand  zijn  met  E^,,  en  E^^  aangegeven)  passen, 
Avaaruit  de  vloeibare  Avaterstof  bij  E,  in  het  verzamelglas  loopt. 
De  vier  Avindingen  vereenigen  zich  bij  tot  één  toevoerkanaal, 
dat  evenals  bij  de  kraan  T in  fig.  3,  van  de  beschrijving  van  Mathias 
1.  c.,  afgesloten  Avordt  door  de  spilpunt  M,,  beAvogen  door  een  hand- 
vat J/ji.  De  pakking  sluit  den  buisvormigen  kraandrager 
aan  het  boveneinde,  waai’  zij  niet  aan  afkoeling  blootstaat,  luchtdicht 
af  (verg.  bovengenoemde  beschrijving  van  Mathias).  De  waterstof 
ontAvijkt  zijdelings  als  bij  de  ethjdeenkraan  L fig.  2 in  de  beschrijving 
van  Mathias  l.c.  door  zes  openingen  en  Avordt  verhinderd  op 
te  stijgen  of  rond  te  loopen  door  de  schermpjes  en  J/pj. 
')  Bij  gebruik  van  zuurstof  zou  meii  partij  kunnen  trekken  van  afkoeling  lot 
lagere  temperatuur,  die  dan  ecltler  ia  twee  trappen  zou  moeten  geschieden  (verg  § 4ö). 
2)  Le  laboraloire  cryogène  de  LeyJe,  Rev.  Gen.  d.  Sc.  Avril  1896. 
