( 116  ) 
h.  De  kast  V wordt  met  U tot  een  stevig  geheel  vereenigd  door 
de  3 stangen  Ub  met  schroefverbindingen  enD„.  Het  vacuumglas 
steunt,  gevat  door  den  caoutchoucring  Ua  met  een  houten  ring 
en  een  nieuwzilveren  cylinder  tegen  den  refrigeratorbak  F. 
Het  geheel  is  bestand  tegen  het  luchtledig  pompen,  dat  noodig  is 
om  den  toestel  met  zuivere  waterstof  te  vullen.  Nadat  de  kast  U, 
waarvan  de  deelen  en  onderling  door  steunbalkjes  verbonden 
zijn,  en  de  kast  V elk  op  zichzelf  gemonteerd  zijn,  wordt  het 
vacuumglas  E op  zijn  plaats  geschoven  en  de  kast  V aan  U ge- 
koppeld. De  geheele  liquefactor  hangt  met  een  paar  stangen  aan 
den  zolder  en  wordt  in  ’t  bijzonder  gesteund  door  de  stevige  lucht- 
afvoerbuis E^  en  de  watérstofafvoerbuis  U^. 
Op  PI.  II  is  de  circulatie  schematisch,  wat  betreft  de  toestellen  in 
de  juiste  verhouding  van  afmetingen,  wat  betreft  de  verbindingen 
enkel  schematisch  voorgesteld.  De  liquefactor  is  door  de  letters  Hci 
aangegeven.  Door  Kc  wordt  de  samengeperste  waterstof  toegelaten, 
door  Khd  of  Khc  de  afgeblazen  waterstof  afgevoerd. 
i.  Voordat  men  met  den  toestel  gaat  werken  wordt  deze  door 
middel  van  luchtledig  pompen  en  toelaten  van  zuivere  waterstof 
langs  Kc,  bij  geopende  kraan  M,  gevuld  met  zuivere  waterstof,  in 
de  droogtlesschen  Sa  en  bevrijd  V'^an  sporen  vocht,  die  zij  mocht 
hebben  opgenomen. 
§ 3.  De  compressoren  en  gasMokken. 
a.  De  waterstof  wordt  op  hoogen  druk  gebracht  met  behulp  van 
twee  compressoren,  in  elk  van  welke  de  samenpersing  in  twee 
stappen  plaats  vindt. 
Terwijl  andere  natuurkundigen  gebruik  maken  van  snelloopende 
compressoren  met  waterinjectie,  van  denzelfden  aard  als  die,  welke, 
door  mij  indertijd  (zie  Med.  N“.  14  van  Dec.  '94  ^ 10  en  N".  51, 
Sept.  ’99  § 3)  voor  het  werken  met  zuivere  gassen  werden  inge- 
richt, heb  ik  voor  de  waterstofcirculatie  langzaam  loopende  com- 
pressoren (zie  PI.  II  © met  110  en  met  80  omwentelingen  per  min.) 
gebruikt,  die  met  olie  gesmeerd  worden.  Om  continu  met  waterstof 
te  kunnen  werken  is  de  hoogste  graad  van  zuiverheid  van  het  gas 
noodig.  Want  de  bij  het  gas  gemengde  lucht  zet  zich  in  de  regene- 
ratorspiraal  af  en  zal,  wanneer  zij  zich  daar  gedeeltelijk  verzameld 
heeft,  bij  de  onvermijdelijke  wisselingen  van  temperatuur  in  ver- 
schillende deelen  van  de  spiraal,  nu  eens  smelten  dan  weer  bevrie- 
zen, zoodat  zelfs  kleine  hoeveelheden,  in  aanmerking  genomen  het 
naar  beneden  vloeien,  noodzakelijk  verstopping  teweeg  moeten  brengen. 
Zulke  kleine  hoeveelheden  lucht,  zouden  allicht  worden  afgegeven 
