( 120  ) 
Is  het  hevelbuisje  niet  in  gebruik  dan  wordt  het  gesloten  met  een  eindje 
caoutchoucslang,  waarin  een  stopje.  Om  over  te  hevelen  verwijdert  men 
dit  stopje  en  verbindt  het  toevoerbuisje  Pb  (PI.  I)  met  een  eindje  caout- 
choucslang aan  het  hevelbuisje  b (fig.  2).  Ten  einde  afbreken  van 
het  door  de  koude  broos  geworden  caoutchouc  te  voorkomen,  worden 
de  nieuwzilveren  buisjes  zoodanig  ingericht,  dat  ze  in  elkaar  passen, 
en  het  caoutchouc  dus  niet  zoo  sterk  aan  spanning  wordt  blootgesteld. 
De  toevoer  van  vloeibare  lucht  in  den  refrigeratorbak  wordt  verder 
geregeld  met  de  kraan  P.  PI.  I.  Wijst  de  drijver  aan  dat  de  flesch 
nagenoeg  leeggezogen  is,  dan  vervangt  men  deze  door  een  andere. 
De  kraan  Ks  wordt  geregeld  naar  de  aflezing  op  de  stijgbuis  Y. 
b.  Men  laat  de  lucht  onder  een  druk  van  15  mm  verdampen,  het- 
geen mogelijk  is  doordat  als  vacuumpomp  een  Bürckhardt-Weiss- 
pomp  % PI.  II  gebruikt  wordt. 
De  vacuumpomp  is  dezelfde,  die  gebruikt  wordt  bij  het  meten  met 
den  crjostaat  van  baden  bij  — 217°  (zie  Med.  No.  94^^  van  Juni  ’05.), 
en  is  met  het  oog  op  dit  doel  volgens  Med.  No.  83  V.  Febr.  ’03  in- 
gericht. De  letters  bij  5 op  pl.  II,  hebben  dezelfde  beteekenis  als  in 
laatstgenoemde  Med.  Pl.  VIII.  Aan  deze  vacuumpomp  5 van  360 
M®  verplaatsing  per  uur  wordt  ook  nu  weder  als  vermeld  in  Med. 
No.  94^  VIII  Juni  ’05  gezogen  door  een  kleine  vacuumpomp  van 
20  M®  verplaatsing  per  uur  ^).  (op  Pl.  II.  met  aangeduid.) 
§ 5.  In  werking  brengen  van  den  lique factor. 
a.  Is  de  toestel  volgens  § 2 gevuld  met  zuivere  waterstof  en  in  den 
refrigerator  onder  lagen  druk  verdampende  lucht  gebracht,  zoo  laat 
men.  de  waterstof,  die  door  © en  .p  Pl.  11.  langs  Kc  aangevoerd 
wordt,  gemakshalve  bij  wijdgeopende  kraan  M Pl.  I.  eenigen  tijd 
doorstroomen  ten  einde  den  geheelen  toestel  voor  te  koelen.  Daarna 
regelt  men  de  kraan  M zoodat  de  druk  in  de  regeneratorspiraal 
langzaam  oploopt.  Bij  100  atm.  kan  de  toestel  zeer  goed  vloeibare 
waterstof  leveren,  zelfs  is  wel  bij  70  atm.  gewerkt.  Gewoolijk  echter 
wordt  de  druk  tusschen  180  en  200  atm.  gehouden,  daar  het  rende- 
ment dan  eenige  malen  grooter  is®).  De  liquefactor  levert  dan  circa 
4 Liter  vloeibare  waterstof  per  uur.  Een  gedeelte  van  de  waterstof 
laat  men  langs  Kha  Pl.  I fig.  2 en  Pl.  II  ontsnappen  om  de  hevel- 
buis  iVji  Pl.  I en  de  kraan  N voor  te  koelen. 
Zoodra  zich  vloeibare  waterstof  af  gaat  S(*heiden  bemerkt  men 
dat  men  de  kraan  M verder  moet  dicht  draaien  om  den  druk  binnen 
dezelfde  grenzen  te  houden. 
1)  Wil  men  bij  gebruik  van  Og-  (zie  § 2 noot  2)  tot  een  druk  van  een  paar  mM. 
afdalen,  zoo  zou  vooraf  moeten  gaan  een  afkoeling  iu  den  tweeden  refrigerator 
als  F met  Og  onder  lagen  druk  verdampende  aan  j?  bijv. 
3)  v.  D.  Waals  heeft  den  weg  aangegeven  om  dit  te  berekenen  (zie  noot  9 bij  § 2. 
