( 124  ) 
(5  opgesteld  is,  en  hier  overgeheveld.  Te  dien  einde  koppelt  men  het 
buisje  van  PI.  III  al  weder  door  een  eindje  caoutchoucslang,  om- 
huld met  flanel  en  wol,  aan  het  toevoerbuisje  van  den  crjostaat 
en  het  buisje  aan  een  toevoerbuis  van  zuivere  waterstof  onder 
druk  die  van  31  Ac  pl.  II  langs  Kwa  wordt  aangevoerd.  Bij  al  derge- 
lijke aan-  en  afkoppelingen  zorgt  men,  dat  er  steeds  overdruk  in  de 
te  koppelen  buizen  is,  dat  de  afgekoppelde  buizen  terstond  gesloten 
worden  door  dichte  stoppen  en  dat  de  toestellen  vooraf,  na  lucht- 
ledig gepompt  te  zijn  met  zuivere  waterstof  worden  gevuld.  Men  laat 
de  vloeibare  waterstof  eerst  in  den  cryostaat  nadat  deze  vooraf 
— bij  andere  aankoppeling  (zie  de  stippelijn  op  Pl.  II)  — afgekoeld 
is  met  behulp  van  zuivere  waterstof,  die  men  uit  3iAc  door  een,  in 
vloeibare  lucht  gelegde  koelslang  Refr,  heeft  geleid.  Deze  refrigerator 
is  van  een  dergelijke  constructie  als  de  stikstofcondensator  Pl.  VII 
van  Med.  N“.  83  (Dec.  ’02  en  Febr.  ’03).  In  plaats  van  Nliq^  is  hier 
te  lezen  iA,  en  in  plaats  van  Ox  liq,  Aër  liq,  welke  uit  de  vacuum- 
flesch  21c,  wordt  overgeheveld  (verg.  § 6). 
Bij  het  overhevelen  van  de  vloeibare  waterstof  in  wordt  de 
snelheid  van  overstroomen  geregeld  naar  een  kwikmanometertje,  dat 
aan  het  buisje  c op  het  kapje  A Pl.  III  bevestigd  is. 
b.  Uit  den  cryostaat  ontwijkt  de  verdampte  waterstof  langs 
naar  den  compressor  © Pl.  II,  die  ook  als  vacuumpomp  kan  dienen 
en  dan  veiligheidshalve  door  en  Kf  bij  de  gestippelde  aankoppe- 
ling Kf  het  mogelijkerwijze  iets  verontreinigde  gas  in  de  afzonderlijke 
bus  3vAc/  opbergt,  of  ook  langs  en  Kpe  of  Kpd  naar  de  gas- 
houders Gaz  a of  Gaz  b. 
XI.  Het  zuiveren  van  waterstof  voor  den  cyclus. 
a.  Hierover  is  reeds  in  Med.  n“.  94g?  IX  gehandeld.  Ten  einde 
steeds  gemakkelijk  zuivere  Avaterstof  te  kunnen  verkrijgen,  om  onver- 
mijdelijke verliezen  goed  te  maken,  en  om  verder  bevrijd  te  Avorden 
van  de  vrees  voor  verlies  A'an  zuivere  waterstof,  die  anders  allicht 
van  het  ondernemen  van  sommige  proeven  af  zou  schrikken,  is  een 
blijvende  inrichting  voor  de  zuivering,  volgens  het  beginsel  van  IX 
gemaakt.  De  zuiveringstoestel  is  op  Pl.  IV  afgebeeld  en  op  Pl.  II  bij 
3 terug  te  vinden. 
De  onzuivere  waterstof  uit  3vAA  Avordt  door  Kn  langs  een  droog- 
buis  toegelaten  in  een  regeneratorslang  (zie  Pl.  IV),  bestaande  uit  twee 
concentrische  in  elkaar  gesloteji  buizen,  waarvan  de  buitenste  a voor 
aanvoer,  de  binnenste  b voor  afvoer  dient.  Buiten  den  toestel  zijn 
öf  en  A gescheiden  a^  en  b^,  binnen  den  toestel  zet  van  c af,  a zich 
voort  als  a^  en  vervolgens  als  de  spiraal  a^  om  te  eindigen  boven 
