( 127  ) 
§ 4 slot)  doch  daarvan  gescheiden  door  een  nieuwzilveren  bakje,  dat 
als  het  ware  een  voering  ervan  vormt  (verg.  X,  L PI.  I).  Verder 
wordt  de  verdampte  waterstof  langs  de  buitenzijde  van  het  vacuum- 
glas  geleid.  Ten  einde  ook  bij  gerednceerden  druk  te  kunnen 
werken  en  elke  bijmenging  van  lucht  bij  de  gebruikte  zuivere  water- 
stof uit  te  sluiten,  is  het  geheele  bad  geplaatst  in  een  stevige  cylin- 
drische  koperen  kast  üb,  die  luchtledig  gepompt  kan  worden. 
De  thans  beschreven  crjostaat  is  in  ’t  bijzonder  voor  waterstof 
geschikt,  doch  vervangt  met  voordeel  de  tot  nog  toe  beschrevene, 
wanneer  het  ten  minste  niet  noodig  is  te  zien  wat  binnen  het  bad 
geschiedt.  Een  gewijzigden  vorm,  die  dit  op  de  wijze  van  den  cryo- 
staat  met  vloeibare  zuurstof  in  Med.  N“.  14,  Dec.  ’94  toelaat,  hoop 
ik  eerlang  te  beschrijven. 
Men  kan  in  den  te  beschrijven  cryostaat,  evenals  in  den  vorigen, 
zonder  iets  aan  de  opstelling  van  de  meettoestellen  te  veranderen  met 
de  laatste  alle  temperaturen  van  — 23°  tot  — 90°  met  chloormethyl, 
van  — 103°  tot  — 160°  met  aethyleen,  van  — 183°  tot  — 217°  met 
zuurstof  en  van  — 252°  tot — 259°  met  waterstof  doorloopen  (alleen 
voor  temperaturen  tusschen  — 160°  en  — 180°  is  methaan  nog 
noodig). 
^ 2.  Beschrijving. 
a.  De  nieuwe  cryostaat  is  afgebeeld  op  PI.  V.  De  letters  zijn, 
voor  zoover  de  deelen  dezelfde  beteekenis  hebben,  dezelfde  als  die 
gebruikt  zijn  bij  de  beschrijving  der  andere  cryostaten  ; gewijzigde 
deelen  zijn  door  nieuwe  accenten  en  nieuwe  deelen  door  analoge 
letters  aangegeven,  zoodat  de  toelichtingen  bij  Med.  N“.  83,  Med. 
N®.  94^  en  Med.  N“.  94'^  omtrent  het  verkrijgen  van  gelijkmatige  en 
standvastige  temperaturen,  waarop  ik  voor  ’t  overige  verwijs,  ook 
hier  onmiddellijk  kunnen  dienen.  Op  PI.  II  is  aangegeven  hoe  de 
cryostaat  in  den  waterstofcyclus  is  opgenomen.  Onder  X § 7 is 
beschreven  hoe  de  vloeibare  waterstof  in  den  cryostaat  wordt  gebracht. 
Men  vergelijke  verder  deze  plaat,  vooral  wat  het  regelen  van  de 
temperatuur  betreft  met  PI.  VI  van  Med.  N®.  83  Febr.  ’03.  In  plaats 
van  Bu  Vac  op  die  laatste  plaat,  treedt  hier  (zie  PI.  II  van  de  Med. 
van  heden)  de  compressor  © als  vacuumpomp  op. 
h.  De  meettoestellen  (voorgesteld  is  als  op  de  plaat  bij  Med.  N®.  94“ 
VIII,  de  vergelijking  van  een  thermoelement  en  een  weerstandsther- 
mometer)  bevinden  zich  binnen  den  beschermenden  cylinder  van 
den  roertoestel.  Deze  wordt  op  zijn  plaats  gehouden  door  4 glazen 
buisjes  waaromheen  komvormige  koperen  busjes  en  aan 
het  einde  van  de  stangetjes  grijpen. 
9 
Verslagen  der  Afdeeling  Natuurk.  Dl.  XV.  A®.  1906/7. 
