( 129  ) 
geheele  vacimmglas  of  stukken  daarvan,  zoo  zij  uit  de  kast  mochten 
worden  gestooten,  het  deksel  zonder  weerstand  voor  zich  uitdrijven. 
Daar  de  luchtdichte  sluiting  van  het  caoutchoucblad  IFi  op  den 
ring  W niet  te  vertrouwen  zou  zijn  en  diffusie  door  aanraking  van 
het  caoutchoucblad  met  lucht  moet  worden  voorkomen  wordt  het 
gebracht  in  een  omgeving  van  waterstof,  door  den  caoutchouccylinder 
JVa  gespannen  op  den  steunring  en  het  hulpdeksel  Wö  langs 
JVc  met  dit  gas  te  vullen. 
De  touwen  Wd  dienen  om  het  hulpdeksel  JVd  met  een  bepaalde 
kracht  tegen  het  veiligheidsblad  te  drukken  nl.  zooveel  als  de  over- 
druk bedraagt,  die  men  om  een  of  andere  reden  in  de  kast  wil 
toelaten.  Om  te  zorgen  dat  het  caoutchouc  niet  afgekoeld  wordt, 
waardoor  de  inrichting  niet  aan  de  bedoeling  zou  beantwoorden,  is 
de  kast  naar  beneden  cjlindervormig  verlengd  met  en  dit  deel 
tusschen  den  rand  en  het  hoofddeel  van  de  kast  om  de  afkoeling 
van  den  benedenrand  te  voorkomen  van  nieuw  zilver  gemaakt.  Het 
geheele  benedenste  deel  is  met  lagen  vilt  en  wol  opgevuld  terwijl  nog 
een  roodkoperen  flens  dient  om,  door  warmtegeleiding  van  buiten 
af,  den  benedenwand  tegen  afkoeling  te  beschermen. 
e.  De  waterstof  wordt  toegevoerd  door  het  nieuwzilveren  buisje  a, 
waarop  de  hevelbuis  van  een  vacuumglas  (X  § 7)  met  een  eindje 
caoutchoucslang  a!^  (dat  anders  met  een  tap  a^  is  gesloten,  verg.  X 
^ 4 a)  wordt  bevestigd.  Het  nieuwzilveren  buisje  wordt  gestoken  door 
een  nieuwzilveren  zijstuk  Ud,  dat  op  de  kast  vastgesoldeerd  en  met 
kapok,  tegen  gehouden  door  een  papieren  buisje  üe,  opgevuld  is  en 
aan  ’t  eind  een  steunkurkje  Uf  draagt.  Wanneer  het  vacuumglas 
met  de  kast  U om  den  beker  Ba  wordt  gebracht,  trekt  men  het 
buisje  «1  een  weinig  terug.  Is  de  kast  op  haar  plaats  bevestigd  dan 
schuift  men  het  vooruit  tot  een  nokje  op  «i  stuit  in  een  uitholling 
in  Ud,  zoodat  het  uiteinde  ervan  uitsteekt  binnen  den  beker  Ba  en  de 
waterstof  hierin  uit  kan  stroomen.  Met  het  caoutchoucbuisje  a^  ver- 
krijgt men  sluiting  op  «j  en  Ud. 
\ 3.  Opmerkingen  over  het  meten  met  den  ergo  staat. 
In  X § 7 is  reeds  medegedeeld  hoe  de  voorloopige  afkoeling  ver- 
kregen wordt.  In  een  der  proeven  werd  daarvoor  bijv.  verbruikt  3 Liter 
vloeibare  lucht  en  was  de  temperatuur  verlaagd  tot  — 110°.  Er  werd 
toen  zeer  voorzichtig  waterstof  in  den  cryostaat  overgeheveld,  onder 
voortdurend  werken  van  den  roerder;  eene  hoeveelheid  van  5 Liter 
was  voldoende  om  het  bad  van  1,5  Liter  te  verkrijgen.  Er  verdampte 
toen  verder  circa  0,2  Liter  per  uur.  Bij  het  reduceeren  van  den  druk 
tot  circa  60  mm.  verdampte  ± 0,2  Liter,  daarna  bleef  de  verdamping 
