( J30  ) 
weder  ongeveer  dezelfde.  De  temperatuur  kon  op  de  in  vroegere  mede- 
deelingen  beschreven  wijze  tot  op  0'’.01  constant  gehouden  Avorden. 
De  verkregen  teraperatuurkromraen  Avaren  niet  minder  regelmatig 
dan  die  op  PI.  III  van  Med  N“.  83  (Dec.  ’02  en  Febr.  ’03). 
Wordt  de  druk  tot  op  54  mm.  gereduceerd  dan  Avordt  het  tikken 
van  de  kleppen  van  den  roerder  van  dotferen  klank,  daar  dan  vaste 
waterstof  zich  af  gaat  zetten. 
XIII.  Bereiding  van  vloeibare  lucht  met  het  Cascadeproces. 
§1.  Doeltreffendheid  van  de  regeneratieve  cascade  methode.  Er 
bestond  tot  nog  toe  geen  aanleiding  om  in  een  der  Mededeelingen 
uitvoeriger  te  handelen  over  de  bereiding  van  vloeibare  lucht  door 
het  Leidsche  cascade-proces.  Bij  de  beschrijving  van  de  bereiding 
van  vloeibare  zuurstof  (in  Med.  N®.  24  Dec.  ’94)  werd  ook  vermeld, 
dat  in  ’t  bijzonder  de  aethyleenrefrigerator  met  zorg  was  geconstrueerd, 
en  dat  daarin  het  beginsel  lag,  naar  hetAvelk  verschillende  cycli,  in 
de  regeneratieve  cascade  werkende,  kunnen  worden  uitgevoerd. 
Toen  de  nieinve  chloormethylcirculatie  (zie  Med.  N“.  87,  Juli  ’03) 
voltooid  en  de  gebrekkige  chloormethylrefrigerator  door  een,  volgens 
het  model  van  de  aethyleenkookflesch  met  toepassing  van  de  opge- 
dane ervaring  geconstrueerden,  vervangen  was,  kon  men  een  veel 
grootere  hoeveelheid  vloeibare  zuurstof,  (gemakkelijk  10  Liter  per  uur) 
met  dezelfde  aethyleenkookflesch  bereiden.  Deze  hoeveelheid  zal  nog 
aanzienlijke!’  Avorden,  wanneer  ook  de  regenerator  in  de  aethjdeen- 
kooktlesch,  zooveel  Avordt  vergroot  als  nu  Aveder  volgens  de  ervaring 
met  den  nieuwen  chloormethylregenerator  Avenschelijk  is  gebleken 
en  wanneer  de  zuigbuis  van  de  aethyleenkookflesch  door  een  Avijdere 
dan  oorspronkelijk  gebruikt  kon  Avorden,  A^ervangen  zal  zijn.  Het 
tusschenschakelen  van  een.  stikstofoxydule-  en  van  een  methaancyclus, 
Avaaraan  in  ’94  in  de  eerste  plaats  gedacht  werd,  is  op  den  achter- 
grond getreden  toen  het  ook  uit  anderen  hoofde  (verg.  XII  § 1 slot) 
Avenschelijk  bleek  vacuumpompen  van  grooter  verplaatsend  vermogen 
aan  te  schaffen  (’96)  en  de  inrichting  daarvan  voor  het  Averken  met 
zuivere  gassen  (beschreven  in  Med.  N“.  83,  Febr.  ’03)  ze  geschikt  had 
gemaakt  voor  inlassching  in  den  aethyleen-  en  den  chloormethylcyclus 
•(tei-Avijl  voor  de  cryostaten  met  deze  cycli  kon  worden  volstaan). 
Er  konden  grootere  hoeveelheden  zuurstof  dientengevolge  vei’Averkt 
worden,  Avaarvoor  (als  in  ’94  reeds  aangegevenj  een  Brotherhood- 
compressor  in  gebruik  IcAvam  (zie  de  beschrijving  van  de  inrichting 
voor  het  Averken  met  zuiver  gas  in  Med.  N^.  51  § 3,  Sept.  ’99). 
Een  afbeelding  van  de  cascademethode  in  dit  stadium  is  gevoegd 
