( 133  ) 
gegeven  in  X § 7 gevuld  met  vloeibare  waterstof.  Vervolgens  wordt  Cin 
het  vacuumglaasje  B (dat  vooraf  luchtledig  gepompt  is)  eenige  malen 
van  uit  A gevuld,  en  het  vacuumglaasje  B met  B^  aan  den  liquefactor 
verbonden,  en  evenals  A leeggepompt  en  eveneens  met  vloeibare 
waterstof  gevuld,  en  bij  B^  met  de  gewone  luchtpomp  verbonden, 
zoodat  de  waterstof  in  B bij  60  m.m.  kookt.  Men  laat  dan  in  het 
reservoir  C waterstof  langs  overdistilleeren,  sluit  Cj  en  koppelt  het 
caoutchoucslangetje  bij  a af  en  brengt  den  geheelen  toestel  over  naai- 
de meettoestellen,  die  men  met  zuh  ere  waterstof  vullen  wil,  waartoe 
de  toestel  bij  met  de  voor  dit  doel  bestemde  kwikluchtpomp 
verbonden  wordt.  Ten  einde  te  zorgen  dat  de  waterstof  in  B slechts 
langzaam  verdampt  en  die  in  C dus  niet  verloren  gaat  voor  men 
tot  het  vullen  van  de  toestellen  wi\  overgaan,  wordt  B in  een 
vacuumglas  met  vloeibare  lucht  geplaatst. 
Natuurkunde.  — De  Heer  Kamerlingh  Onnes  biedt  aan  Mededee- 
ling  N®  OS'*  uit  het  Natuurkundig  Laboratorium  te  Leiden  ; 
H.  Kamerlinqh  Onnes  en  C.  A.  Crommelin:  y,Oüer  het  meten 
van  zeer  lage  temperaturen.  IX.  Vergelijking  van  een  tliermo^ 
element  constantaan-staal  met  den  waterstof  thermometer.” 
§ 1.  Inleiding, 
De  in  het  volgende  medegedeelde  metingen  vormen  een  deel  van 
eene  reeks,  die  reeds  lang  geleden  werd  ondernomen  met  het  oog 
op  het  verkrijgen  van  zooveel  mogelijk  onafhankelijke  en  onderling 
controleerbare  gegevens  over  de  betrouwbaarheid  van  de  bepaling 
