( 134  ) 
van  lage  temperaturen.  Daartoe  bestond  het  plan  een  thermo-element '), 
een  goud-  en  een  platina-weerstandstliermometer  elk  voor  zich 
met  twee  gasthermometers  en  verder  onderling  te  vergelijken,  terwijl 
de  afwijking  der  gasthermometers  door  een  differentiaallhermometer 
zou  worden  bepaald.  Oorspronkelijk  was  naast  waterstof,  stikstof 
gekozen,  voor  de  stikstof  kwam  later  helium  in  de  plaats.  Van  al 
deze  metingen  zijn,  tengevolge  van  herhaling  bij  steeds  aangebrachte 
verbeteringen,  nog  slechts  cijfers  medegedeeld,  die  betrekking  hebben 
op  den  goud-  en  den  platina-weerstandsthermometer  ^),  en  ook  deze, 
welke  in  Med.  95^=  door  andere  vervangen  worden,  hebben 
alleen  beteekenis,  voor  zoover  zij  aantoonen,  dat  de  gevolgde  methode 
tot  de  gewenschte  nauwkeurigheid  kan  voeren.  De  door  ons,  wat 
bovengenoemd  thermo-element  betreft,  verkregen  uitkomsten  beant- 
woorden ook  nog  niet  in  alle  opzichten  aan  de  gestelde  eischen  ; 
intusschen  scheen  het  toch  wenschelijk  ze  te  publiceeren,  daar  de 
temperatuurbepalingen  bij  verschillende  metingen,  over  welke  binnen 
niet  al  te  langen  tijd  mededeelingen  zullen  worden  gedaan,  met  dit 
thermo-element  zijn  verricht. 
§ 2.  Vergelijkingen  door  andere  loaarneniers. 
d.  Constantaan-ijzer  elementen,  zijn  alleen  door  Holbobn  en  Wien*) 
en  Ladenburg  en  Krügel  met  den  waterstofthermometer  vergele- 
ken. De  calibratie  der  beide  eerstgenoemde  onderzoekers  berust  op 
eene  vergelijking  bij  twee  punten  nl.  in  vast  koolzuur  en  alcohol 
(waarvoor — 78°. 3 opgegeven  wordt)  en  in  vloeibare  lucht  (waarvoor 
zij  — 189°. 1 vonden).  Zij  meenen  de  temperatuur  door  de  formule 
t = aE  -|-  bE^ 
voor  te  kunnen  stellen,  en  vermelden,  dat  bij  een  controlewaarne- 
ming  in  kokende  zuurstof  ( — 183°. 2 bij  760  m.m.  kwikdruk)  een 
goede  overeenstemming  verkregen  Averd. 
Ladenburg  en  Krügel  vinden  Holborn  en  Wien’s  formule  onvol- 
doende en  stellen  voor 
t aE  -}-  bE^  -|-  cE^. 
Zij  vergelijken  het  thermo-element  met  den  Avaterstofthermometer 
bij  3 punten,  nl.  A^ast  koolzuur  met  alcohol,  kokend  aethjdeen  en 
1)  Zie  Med.  N'^.  27  en  89.  (Verst.  Kon.  Ac.  30  Mei  1896,  27  Juni  1896  en 
28  Nov.  1903). 
2)  Zie  Med.  N®.  77  en  93.  (Idem  22  Febr.  1902  en  25  Juni  1904). 
3)  Zie  Med.  N°.  94^.  (Idem  27  Mei  1905). 
4)  Zie  Med.  N«.  93.  (Idem  25  Juni  1904). 
B)  Sitz.ber.  Ac.  Berlin.  Bd.  30,  pg.  673, 1896,  en  Wied.  Ann.  Bd.  59,  pg.  213. 1896. 
®)  Chem.  Ber.  Bd.  32,  pg.  1818.  1899. 
