( i35  ) 
vloeibare  lucht.  Ter  controle  bepalen  zij  het  smeltpunt  Van  ether 
( — 112°),  waarbij  zij  eene  afwijking  van  1°  vinden.  Hiermede  stellen 
zij  zich  tevreden. 
Rothe  kon  slechts  tot  eene  indirecte  vergelijking  met  den  water- 
stoftliermometer  geraken.  Hij  vergeleek  zijne  thermo-elementen  con- 
stantaan-ijzer  bij  - — 79°  met  den  alcoliolthermometer,  dien  Wiebe  en 
Böttcher  ")  aan  den  gasthermometer  hadden  aangesloten  en  bij 
— 191°  met  een  platina- weerstandsthermometer,  die  bij  ongeveer 
dezelfde  temperatuur  door  Holborn  en  Dittenberger  '’)  in  de  Phys. 
Techn.  Reichsanstalt  met  den  waterstofthermometer  vergeleken  Avas. 
De  thermostaat  was  zeer  gebrekkig ; afwijkingen  in  de  tempera- 
tuur van  0°.4  tot  0°.7  kwamen  binnen  10  minuten  voor.  (Verg.  wat 
dit  betreft  § 7).  Daar  Rothe  zich  tot  twee  punten  bepaalde,  moest 
hij  zich  met  eene  quadratische  formule  tevreden  stellen  en  berekende 
hij  dezelfde  formule  als  Holborn  en  Wien. 
Uit  de  medegedeelde  cijfers  voor  andere  temperaturen  is  alleen 
af  te  leiden,  dat  de  onderlinge  verschillen  van  de  afwijkingen  der 
verschillende  thermo-elementen  constantaan-ijzer  en  constantaan-koper 
van  hunne  quadratische  formules  een  paar  tiende  graden  konden 
bedragen.  Omtrent  de  aansluiting  bij  den  waterstofthermometer  blijkt 
niets.  Op  het  vraagstuk,  waarmede  Avij  ons  bezig  houden,  heeft  dit 
onderzoek  verder  geen  betrekking. 
ö.  Onder  de  thermo-elementen  van  andere  samenstelling  Amrmel- 
den  Avij  dat  van  Wrobleaa'ski  ■* *),  die  zijn  nieuw-zilver-koper  element 
bij  100°  (Avater),  — 103°  (aeth}deen  onder  atmospherischen  druk 
kokend)  en  — 131°  (aethyleen  onder  gereduceerden  druk  kokend) 
met  den  waterstofthermometer  vergeleek  en  hieruit  eene  ciibische 
formule  voor  t berekende.  Hij  toetste  deze  door  de  kookpunten  van 
zuurstof  en  stikstof  te  bepalen,  en  vond  een  overeenstemming  binnen 
0°.1  met  den  waterstofthermometer.  Daar  echter  Wrobleavsky  voor 
het  kookpunt  van  zuivere  zuurstof  bij  750  m.M.  druk  181°. 5 vond,  is 
aan  de  door  hem  vermelde  overeenstemming  geene  waarde  te  hechten. 
Het  onderzoek  van  Deaa^ar  ^)  over  het  element  platina-zilver  had 
voorloopig  enkel  ten  doel  na  te  gaan  of  dit  element  geschikt  is,  voor 
het  meten  van  temperaturen  bij  — 250°  en  daar  beneden  (waar  de 
gevoeligheid  van  den  weerstandsthermometer  belangrijk  vermindert), 
en  heeft  zich  bepaald  tot  het  bewijs,  dat  dit  Averkelijk  het  geval  is. 
’)  Ztscbr.  für  Instrumentenk.  Bd.  22  pg.  14  en  33.  1902. 
2)  , , , Bd.  10  pg.  16.  1890. 
3)  Drude’s  Ann.  Bd.  6 pg.  242.  1901. 
*)  Sitzungsber.  Ac.  Wien  Bd.  91.  pg.  667.  1885, 
