( 136  ) 
c.  Er  is  dus  nog  geen  onderzoek  verricht,  hetgeen,  gelijk  het  in  deze 
mededeeling  bevatte,  de  gelegenheid  geeft  te  beoordeelen  in  hoeverre 
thermo-elementen  voor  de  nauwkeurige  bepaling  van  lage  tempera- 
turen (b.v.  tot  op  720°  nauwkeurig),  geschikt  zijn,  alsmede  door 
welke  formule  en  met  hoeveel  punten  van  calibratie  een  willekeurige 
temperatuur  in  een  aangegeven  gebied  tot  op  dit  bedrag  kan  worden 
bepaald. 
§ 3.  Wijzigingen  in  de  thermo-elementen  en  hidpto estellen. 
Wij  vermelden  hier  eenige  wijzigingen  en  verbeteringen,  die  in  - 
§ 1 van  Med.  N®.  89  nog  niet  beschreven  zijn.  De  eerste  twee 
{a.  en  b.)  zijn  bij  het  element  waarmede  de  volgende  metingen  zijn 
verricht,  ook  niet  aangebracht,  doch  zij  zijn  sedert  dien  bij  andere 
elementen  toegepast,  en  worden  daarom  volledigheidshalve  vermeld. 
a.  Let  men  er  op,  dat  het  thermo-element  bij  verschillende  metin- 
gen niet  altijd  onder  dezelfde  omstandigheden  gebruikt  wordt,  b.v. 
niet  tot  op  dezelfde  diepte  in  het  bad  wordt  gedompeld  enz.,  en 
dat,  al  geschiedt  dit  ook  al,  de  tijd  gedurende  welke  dit  bij  gelijk- 
blijvende temperatuur  het  geval  is,  niet  altijd  zoo  lang  zal  zijn,  dat  in 
beide  gevallen  dezelfde  verdeeling  der  temperatuur  in  de  metaaldeelen 
van  het  ‘element  zal  zijn  verkregen,  dan  blijkt  het  van  ’t  grootste 
belang  er  voor  te  zorgen,  dat  de  temperatuur  van  de  sold eerplaats, 
die  door  de  electromotorische  kracht  wordt  gegeven,  van  die  van  het 
oppervlak  van  het  koperen  beschermingsblokje  d.w.z.  die  van  het  bad 
zoo  weinig  mogelijk  en  in  alle  gevallen  slechts  zeer  weinig  verschilt. 
De  constructie  van  de  contactplaats,  in  tig.  1 afge- 
beeld,  biedt  daarvoor  meer  waarborg,  dan  die  op  Plaat  I 
van  Med.  N®.  89.  De  draden  a en  6 zijn  gesoldeerd 
op  den  bodem  van  kleine  holten  c,  die  in  het  bescher- 
mingsblokje zijn  uitgeboord,  en  zijn  elk  door  een  dun- 
wandig  glazen  buisje  geïsoleerd.  Is  de  constructie  van 
Plaat  I Med.  N®.  89  niet  volgens  de  bedoeling  uitge- 
voerd (doorzagen  van  proefstukken  bewijst  in  hoeverre 
men  daarin  geslaagd  is)  en  bevindt  zich  dus  de  soldeer- 
plaats  op  eenigen  afstand  van  het  bovenvlak  van  het 
blokje,  zoo  kan  men  gemakkelijk  berekenen,  dat  ten 
gevolge  van  de  warmtegeleiding  langs  de  draden,  wan- 
neer het  thermo-element  in  vloeibare  zuurstof  gedom- 
peld is,  zelfs  wel  een  graad  temperatuursverschil 
tusschen  de  contactplaats  en  het  blokje  kan  bestaan. 
Fig.  1. 
i)  Proc.  R.  S.  Bd.  76,  pg.  317.  1905. 
