( i3f  ) 
Ëij  wijziging  in  de  omstandigheden,  waaronder  het  element  wordt 
gebruikt,  zal  dit  verschil  eene  andere  waarde  aannemen  en  komt  er 
dienovereenkomstig  onzekerheid  in  de  bepaling  van  de  temperatuur 
van  het  blokje.  Allicht  zal  dan  ook  eene  traagheid  in  de  aanwijzingen 
van  het  element  worden  waargenomen. 
Ofschoon  deze  constructie  (tig.  1)  (die  een  blokje  van  grootere  dikte 
eischt  dan  die  volgens  Med.  N“.  89,  Plaat  I)  bij  het  gebruikte  element 
niet  is  toegepast,  behoeven  wegens  de  groote  zorg,  waarmede  dit 
laatste  geconstrueerd  is,  onzekerheden  uit  dien  hoofde  niet  gevreesd 
te  worden. 
h.  Worden  temperaturen,  lager  dan  — 253°  bepaald,  zoo  zou  in 
plaats  van  de  in  § 1 van  Med.  N“.  89  vermelde  vulling  met  water- 
stof, eene  met  helium  kunnen  treden. 
c.  De  glazen  buizen  der  kwikcommutatoren,  beschreven  in  Med. 
N®.  27,  zijn  niet  meer  in  kurken  (zie  PI.  IV,  fig.  4,  h)  maar  in 
paraffine  gevat,  ten  einde  een  volkomen  isolatie  te  verkrijgen,  die 
blijkens  ervaring  door  den  glaswand  niet  gewaarborgd  wordt.  De 
buisjes  zijn  bij  de  insmeltplaats  der  platinadraden  Cj  en  c^  verder 
verlengd,  (zooals  afgebeeld  in  fig.  2 en  3),  ten  einde  het  vroeger 
dikwijls  voorkomende  afbreken  der  platinadraden  tegen  te  gaan. 
d.  De  platinadraden  der  Westonelementen  werden  geamalgameerd 
door  koken  met  kwik,  (ivelke  methode  sedert  door  die  met  den 
electrischen  stroom  vervangen  is  ^)).  De  elementen  zelve  hebben  zich 
al  de  jaren  uitstekend  gehouden. 
e.  Niettegenstaande  alle  voorzorgen  beschreven  in  Med.  N“.  89, 
blijven  er  toch  thermo-electromotorische  krachten  in  de  draden  over, 
die  bij  het  groote.  temperatuursverschil  op  verschillende  punten  van 
eenzelfden  draad  zonder  twijfel  een  meetbaar  bedrag  hebben.  Wanneer 
er  echter  voor  gezorgd  wordt,  dat  de  omstandigheden,  waaronder 
het  element  gebruikt  wordt  wat  de  temperatuur  langs  de  draden 
betreft,  nagenoeg  dezelfde  zijn  als  die  bij  de  calibratie,  zal  toch  aan 
9 Vgl,  Jaegeb,  Die  Normaleleraente,  pg.  57. 
