( 138  ) 
èen  bepaalde  temperatuur  van  het  koperen  blokje  een  bepaalde 
waarde  van  de  electromotoriscdie  krachten  beantwoorden.  Er  wordt 
niet  beoogd  de  electrornotorische  kracht  van  de  combinatie  der  metalen, 
die  bij  de  soldeerplaats  in  aanraking  met  elkaar  zijn,  nauwkeurig 
te  bepalen,  maar  enkel,  dat  een  bepaalde  electrornotorische  kracht 
bij  een  bepaalde  temperatuur  van  het  bad,  waarin  het  element  ge- 
dompeld wordt,  nauwkeurig  wordt  aangewezen.  (Verg.  overigens  § 5). 
Ten  einde  den  invloed  der  warmtegeleiding  langs  de  draden  bij 
de  soldeerplaats  nog  te  verminderen  zal  bij  nieuwe  elementen  de 
proef  genomen  worden  met  het  onderbreken  van  de  glazen  buis 
2 cM.  boven  den  koperen  rand  van  het  koperen  blokje  door  een 
aan  weerszijden  aan  de  glazen  buis  gesoldeerde  kopere  buis,  5 cM. 
lang,  die  in  het  bad  onder  de  vloeistof  gedompeld  blijft. 
§ 4.  Voorzorgen  bij  de  metingen  van  de  electrornotorische  krachten. 
a.  De  in  §3  van  Med.  89  beschreven  toestellen  en  schake- 
lingen zijn  geheel  opgesteld  op  paraffine,  waarmede  ook  de  omhul- 
lende deel  en  van  de  toestellen  geïsoleerd  zijn.  Niet  van  paraffme- 
isolatie  voorzien  zijn  alleen  de  draden,  die  tusschen  de  verschillende 
vertrekken  loopen  en  die  op  porceleinen  dragers,  van  welke  de  hooge 
isolatie-weerstand  herhaaldelijk  is  gecontroleerd,  gespannen  zijn.  De 
ijspotten  hangen  op  porceleinen  isolatoren.  Alle  deelen  der  opstelling 
werden  natuurlijk,  voor  zij  in  gebruik  genomen  werden,  zorgvuldig 
wat  hunne  isolatie  betreft  onderzocht. 
h.  De  noodzakelijkheid  van  het  voortdurend  aanstampen  van  het 
ijs  in  de  ijspotten,  werd  reeds  in  Med.  N".  89  betoogd. 
c.  De  stopcommutatoren  zijn  van  roodkoper.  Alle  contacten  van 
verschillende  metalen  in  de  schakeling  zijn  zorgvuldig  door  inpakkijig 
in  wol  of  watten,  waarvan  ze  door  paraffine  geïsoleerd  zijn,  in  kar- 
tonnen doozen  tegen  temperatuursverandering  beschermd.  Alleen  werd 
dit  achterwege  gelaten  bij  de  contactplaatsen  van  de  roodkoperen  toe- 
leidingsdraden  met  de  messing-klemmen  der  weerstandsbanken.  Om 
aan  de  Westonelementen  een  onveranderlijke  temperatuur  te  waar- 
borgen, is  ook  voor  eene  behoorlijke  verpakking  van  deze  zorg  gedra- 
gen. De  accumulator  is  in  een  houten  kist  geplaatst. 
d.  Wat  de  controle-elementen  betreft,  werd  er  op  gelet,  dat  de 
stoom  uit  de  kooktoestellen  (verg.  Med.  N“.  27,  § 8)  met  een  aan- 
genomen standv^astige  snelheid  uitstroomde. 
e.  Alvorens  tot  eene  meting  wordt  overgegaan,  wordt  door  kort- 
sluiting in  de  roodkoperen  commutatoren  in  de  geleidingen,  die  van 
de  thermo-elementen  en  de  Westonbatterij  naar  de  schakeling  voeren 
nagegaan  of  alle  electrornotorische  krachten  in  de  schakeling  zoo 
1 
