( 139  ) 
klein  en  standvastig  zijn  (niet  meer  dan  eenige  microvolts),  dat 
eliminatie  door  omlegging  der  verschillende  commiitatoren  volkomen 
zeker  mag  geacht  worden. 
§ 5.  Controle  der  thermo-elementen. 
Aangetoond  werd; 
a.  dat  wanneer  alle  contactplaatsen  in  ijs  gepakt  waren,  de  electro- 
motorische  kracht  van  het  element  minder  dan  één  microvolt  bedroeg. 
h.  dat  verwisseling  der  beide  contactplaatsen  constantaan-staal, 
zóó,  dat  nu  eens  de  één,  dan  weer  de  andere  in  den  ciyostaat  ge- 
plaatst werd,  slechts  een  zeer  gering  verschil  in  electromotorische 
kracht  aan  wees.  Er  wordt  echter  zorg  voor  gedragen,  dat  steeds 
hetzelfde  been  in  den  cryostaat  wordt  gebracht. 
c.  dat  bij  het  op-  en  neerschuiven  van  de  contactplaats  in  het 
bad,  geen  verschil  in  aanwijzing  te  bespeuren  valt  (temperatuurs- 
verschil dus  zeker  <j  0^.02). 
Uit  dit  alles  blijkt,  dat  de  electromotorische  krachten,  die  buiten 
de  contactplaatsen  in  het  element  worden  opgewekt,  uiterst  gering 
zijn. 
^ 6.  Correcties  en  hereheningen  van  de  bepalingen  der  electronioto- 
rüclie  krachten. 
a.  Rw  Rc  R'  hebben  in  het  volgende  de  beteekenis  die  in  Med. 
N".  89  § 3 is  uiteengezet.  Ey,,  Ec  en  E'  beteekenen  de  electromotorische 
krachten  resp.  van  waarnemingselement,  controle-elernent  en  Weston- 
batterij.  Zijn  Ry;  Rc  en  R'  verkregen  zoo  volgt: 
Ey,  = ^Ec  of  Ey,  = ^E'. 
Ter  controle  dient  dan; 
E’ 
Ec  =■  — Rc 
E 
b.  Om  Ry,  te  vinden  worden  op  de  stoppen  der  weerstandsbank 
afgelezen  R'w  (in  den  tak  van  kleinen  weerstand),  en  R"y}  (in  den 
tak  ^'an  grooten  weerstand),  welke  naast  elkaar  geschakeld  zijn  om 
Rw  te  vormen. 
«.  Temperatuurcorrecties  behoefden  bij  geen  der  weerstandsbanken 
(ook  niet  bij  die,  welke  Rc  en  R'  leveren)  te  worden  aangebracht. 
i?.  Bij  R'y,  moest  soms  gevoegd  worden  de  overgangsweerstand 
der  stoppen. 
y.  Bij  R'yy  wordt  gevoegd  de  conectie  op  internationale  ohms 
volgens  de  calibratietabel  der  Phjs.  Techn.  Reichsanstalt. 
