( 140  ) 
é.  Bij  E'^o  wordt  gevoegd  het  bedrag,  dat  noodig  zou  zijn  om  de 
compensatie  volledig  te  maken,  welk  bedrag  uit  de  uitslagen  van  den 
galvanometer  bij  twee  waarden  van  E'w  (zie  tabel  I en  IV)  wordt 
berekend. 
c.  Om  Rc  te  vinden  handelt  men  met  R'c  en  E'c,  die  een  over- 
eenkomstige beteekenis  ten  opzichte  van  Rc,  als  R’w  en  E'^  ten  op- 
zichte van  Ry^  hebben,  als  met  Ey^  en  E'yg  wat  betreft  de  correcties 
«,  /?,  y en  ö.  De  hieruit  verkregen  uitkomst  R"'c  geldt  voor  de  tem- 
peratuur bij  welke  het  water  in  den  kooktoestel  kookt  bij  den  gedu- 
rende de  waarneming  daar  heerschenden  barometerstand  R. 
s.  E”c  wordt  nu  gecorrigeerd  tot  de  waarde,  die  zij  zou  hebben 
bij  760  m.m.  kwikdruk  op  45°  N.B. 
d.  Om  E te  vinden,  worden  aan  den  onveranderlijken  weerstand 
E , de  boven  met  y en  tf  aangeduidde  correcties  aangebracht. 
e.  E',  betrekking  hebbende  op  de  temperatuur  t van  de  Weston- 
batterij,  wordt  aan  de  tabel  van  Jaeger  ontleend. 
§ 7.  Overzicht  van  eene  bepaling.  In  tabel  I zijn  opgenomen  al 
de  aflezingen,  Avelke  voor  eene  bepaling  van  de  electromotorische 
kracht  dienen,  en  wel  voor  die  bij  — 217°  (Zie  § 8).  Ondersteld 
wordt,  dat  gedurende  den  korten  tijd  noodig  voor  de  verschillende 
aflezingen  "('^erg.  § 3 van  Med.  89)  de  electromotorische  kracht 
van  den  accumulator  (zie  § 4,  c)  constant  blijft.  Men  verzekert 
zich  er  verder  van,  dat  de  temperatuur  in  den  kooktoestel  van  het 
controle -element  eene  genoegzaam  standvastige  waarde  behouden 
heeft  en  dat  het  gelukt  is,  de  temperatuur  van  het  bad  in  den 
cryostaat  tot  op  0°.01  standvastig  te  houden  ’).  (zie  tabel  I). 
Op  volkomen  dezelfde  wijze  werden  op  denzelfden  waarnemings- 
dag  verkregen  de  waarden  voor  de  electromotorische  krachten  ver- 
eenigd  in  Tabel  III. 
Uit  het  voorafgaande  overzicht  kan  worden  opgemaakt,  dat  de 
bepalingen  zelfs  bij  — 217°  nog  met  de  gewenschte  nauwkeurigheid 
kunnen  worden  verricht.  Bij  — 253°  is  de  gevoeligheid  van  het  element 
constantaan-staal  belangrijk  kleiner  dan  bij  — 217°.  Het  komt  ons 
b Jaeger,  Die  Normalelemente  1902.  pg.  118. 
2) '  Vgl.  Med.  N®.  83,  § 5 en  Plaat  III. 
3)  Bij  de  aflezing  worden  ook  opgenomen  de  temperaturen  van  het  vertrek  (tk) 
en  van  den  galvanometer  {tg) ; deze  zijn  van  belang  wanneer  men  later,  in  verband 
met  de  gevoeligheid,  den  weerstand,  dien  galvanometer  en  toeleidingsdraden  tijdens 
de  waarneming  hadden,  wenscht  te  kennen.  Wat  betreft  de  vermelding  der 
combinatie  P3  + bij  de  controle-elementen  kan  op  Med.  N®.  89  § 2 verwezen 
worden. 
