( 144  ) 
TABEL  V. 
Correcties  en  uitkomsten. 
AVaarnemingselement. 
Controle-element. 
Westone'ementen. 
corr.  /3.  R\^  rz  -j-O.OOl  n 
corr.  y.  0 . 00537  xi 
corr.  S.  R"^  rz  20  Xl. 
corr. /3.  ^ 
corr.  y.  R’^  zz  -J-  0 . 0084  n 
corr.  <?.  R"c  = — 209  fi 
corr.  y.  R\  — — 2 . 4 xi 
corr.  <?.  Tt'j  zz  -|-  0 . 8 xi 
R"'^  z=  50.4133  XI 
Barom.st.  45°  N.B.  =.76.82  cM. 
corr.  £ R'"^  — — 0 1459  £2 
Einduitkomsten. 
= 55 . 9981  a 
i?c  = 50.2644  o 
A'rz  7998.4  a 
i!'  = 18°.5 
.È''  = 1.0187  volt. 
.E;„  = 7.1321  milliv. 
2u24' 
6.4075  milliv. 
§ 8.  De  temperaturen. 
a.  Het  thermo-element  werd  gebracht  in  een  cryostaat,  zooals  af- 
gebeeld  op  de  plaat  van  Med.  94^^,  behalve  dat  daar  een  piëzo- 
meter  zich  bevindt  op  de  plaats,  die  bij  onze  metingen  door  een 
Avaterstoftherinometer  werd  ingenomen.  Ten  einde  eene  gelijkmatige 
verdeeling  van  de  temperatuur  in  het  bad  te  bevorderen  is  eene 
buis  van  denzelfden  vorm  en  afmeting  als  het  thermo-element  sym- 
metrisch daaraan  opgesteld.  Verg.  verder  Med.  N®.  94<^  § 1.  Voor 
wat  het  verkrijgen  van  een  standvastige  en  gelijkmatige  temperatuur 
met  dezen  cryostaat  betreft,  verwijzen  wij  naar  Med.  N“.  94^^  en  de 
daar  aangehaalde  mededeelingen.  De  temperatuurregeling  geschiedde 
met  behulp  van  een  weerstandsthermometer.  Voor  de  beide  metingen 
in  vloeibare  Avaterstof  Averd  gebruik  gemaakt  van  den  cryostaat, 
beschreven  in  Med.  N®.  94./'. 
b.  Met  vloeibaar  chloormethyl  als  bad  in  den  cryostaat  AA'erden 
