( 145  ) 
verkregen  de  temperaturen  — 30°,  — 59°  en  — 88° ; met  aetliyleen 
— 103°,  — 140°  en  — 159°;  met  zuurstof  — 183°,  — 195°,  — 205° 
— 213°  en  — 217°;  met  waterstof  — 253°  en  — 259°. 
c.  De  temperaturen  zijn  gemeten  op  de  schaal  van  den  water- 
stofthermometer  beschreven  in  Med.  N“.  27  en  60.  Omtrent  de  be- 
palingen met  dezen  toestel  bij  lage  temperaturen  zal  eerlang  nog 
eene  mededeeling  gedaan  worden. 
§ 9.  Uitkomsten. 
In  de  volgende  tabel  VI  zijn  gegeven,  in  kolom  I het  nummer 
van  de  meting,  in  kolom  II  de  datum,  in  kolom  III  de  temperatuur, 
direct  gemeten  met  den  waterstofthermometer,  in  kolom  IV  de  elec- 
tromotorische  kracht  — in  millivolts,  in  kolom  V het  aantal  waar- 
nemingen, in  kolom  VI  de  grootste  afwijking  in  de  verschillende 
bepalingen  van  E^,  waarvan  de  bijbehoorende  Ew  het  gemiddelde 
is,  in  kolom  VII  hetzelfde  tot  ^graden  herleid. 
TABEL  VI. 
CALIBRATIE  VAN  HET  THERMO-ELEMENT  CONSTAN- 
TAAN-STAAL. 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
20 
27  Oct.  05 
— 58.753 
2.3995 
3 
0.0006 
0.016 
21 
30  Oct.  05 
— 88.140 
3.4825 
3 
29 
81 
17 
8 Juli  05 
— 103.833 
4.0229 
3 
56 
168 
16 
7 Juli  05 
— 139.851 
5.1469 
3 
6 
21 
18 
26  Oct.  05 
— 139.873 
5.1469 
4 
12 
41 
19 
26  Oct.  05 
— 158.831 
5.6645 
3 
15 
59 
11 
27  Juni  05 
— [182.692] 
6.2297 
3 
10 
46 
28 
2 Mrt.  06 
— 195.178 
6.4717 
4 
28 
150 
12 
29  Juni  05 
— [204.535] 
6.6382 
3 
31 
180 
27 
2 Mrt.  06 
— 204.694 
6.6361 
4 
20 
156 
14 
.30  Juni  05 
— [212.832] 
6.7683 
3 
8 
56 
13 
6 Juli  05 
— 212.868 
6.7668 
3 
15 
100 
29 
3 Mrt.  06 
— 217.411 
6.8221 
3 
14 
112 
15 
6 Juli  05 
— 217.416 
6.8310 
3 
4 
32 
30 
5 Mei  06 
— 252.93 
7.1315 
4 
17 
39 
31 
5 Mei  06 
— 259.24 
7.1585 
1 
— 
— 
10* 
